vom 29, April 1880. 435 



zwischen den WasserstoifHnien Hß, und Hy statt, diese violetten 

 Strahlen haben also mit H^, einen gemeinsamen Yereinigungspunkt. 

 Fig. 3 giebt die Form des Spectrums, wenn auf den Vereinigungs- 

 punkt der äussersten rothen Strahlen eingestellt worden ist, die 

 zweite Einschnürung im Violett ist in dem Falle mehr nach Hy 

 gerückt. Endlich ist Fig. 4 eine Darstellung des Spectrums, wenn 

 auf den Vereinigungspunkt der Strahlen von der Wellenlänge Hy 

 eingestellt wurde. 



Zum Vergleich sind noch die Figuren la und 3a hinzugefügt, 

 welche die Erscheinung im Berliner Refractor von Fraunhofer dar- 

 stellen. Man sieht daraus, wie die Methode geeignet ist, mit einem 

 Blicke die Verschiedenheit in der Achromatisirung zweier Objective 

 zu erkennen. Während Fraunhofer bemüht gewesen ist, die rothen, 

 grünen und gelben Strahlen möglichst zu vereinigen, und auf die 

 blauen und violetten Strahlen weniger Rücksicht genommen hat, 

 hat Schröder die äussersten rothen Strahlen ausser Acht gelassen 

 und vereinigt mehr die Strahlen mittlerer Brechbarkeit. Es dürfte 

 diese Verschiedenheit wohl keine zufällige, sondern eine aus prak- 

 tischen Gründen zu erklärende sein. Da die Fraunhofer'schen Ob- 

 jective alle mehr oder weniger grünlichgelb gefärbt sind, demnach 

 das Blau und Violett nicht unerheblich absorbiren, machten sich 

 diese Farben in den Bildern weniger störend bemerkbar. Bei den 

 neueren, möglichst farblosen Glassorten, wie sie Schröder zu seinen 

 Objectiven anwendet, w^ar es geboten, den blauen Strahlen mehr 

 Rechnung zu tragen und die Achromatisirung so vorzunehmen, 

 dass ihr schädlicher Einfluss auf die Bilder geringer würde. 



Dass die soeben erläuterte Methode zur Auffindung der Brenn- 

 punkte und Abweichungskreise für die verschiedenfarbigen Strahlen 

 zunächst für den Optiker nicht ohne Nutzen sein dürfte, möchte 

 ich schon daraus entnehmen, dass Dr. Schröder in Hamburg schon 

 vor einigen Jahren das Bedürfniss gefühlt hat, die Abweichungs- 

 kreise bei seinen Objectiven praktisch zu bestimmen, und zu dem 

 Zwecke sich eines besonderen Apparats bedient. Derselbe besteht 

 aus einem künstlichen Doppelstern, bei welchem die Farbe und die 

 Entfernung der Gomponenten verändert werden kann. Der Apparat 

 wird weit entfernt aufgestellt, und kann aus der Entfernung, wel- 

 che man den beiden künstlichen Sternen bei verschiedenen Farben 

 und derselben Oculareinstellung geben muss, um im Brennpunkt 

 des Fernrohrs den Doppelstern getrennt zu sehen, die Grösse der 



