436 Gesammtsitzung 



Abweichungskreise berechnet werden. Entschieden ist diese Me- 

 thode, abgesehen von der Schwierigkeit, den beiden Sternen eine 

 Farbe von bestimmter Wellenlänge zu geben, gegenüber der von 

 mir angegebenen, umständlich und zeitraubend, erfordert auch einen 

 besonderen Apparat, während ein kleiner, leicht zu beschaifender 

 Prismensatz mit gerader Durchsicht vor dem Ocular angebracht, 

 überall da ausreichen wird, wo es nicht auf die allerfeinsten Be- 

 stimmungen und Messungen ankommt. Soll jedoch auch das er- 

 reicht werden, so ist an Stelle des Oculars ein grösserer zusammen- 

 gesetzter Spectralapparat zu setzen. Ist derselbe mit einer Vor- 

 richtung zur Positionsbestimmung der Spectrallinien versehen, so 

 kann man für jede beliebige Wellenlänge mit aller nur wünschens- 

 werthen Schärfe die Lage der Brennpunkte und Abweicliungskreise 

 ganz in derselben Weise durch Benutzung des Spectroskops in der 

 optischen Axe des Fernrohrs und Beobachtung der schmälsten 

 Stelle des Spectrums ermitteln^). 



Eine fernere Anwendung der beschriebenen Methode ergiebt 

 sich in allen Fällen, in welchen ein Fernrohr ausser seiner ge- 

 wöhnlichen Bestimmung zu anderen Zwecken z. B. zum Photogra- 

 phiren verwendet wird. Man braucht hier nur den Unterschied 

 zwischen dem Vereinigungspunkt der Strahlen mittlerer Brechbar- 

 keit und sodann derjenigen, welche besonders für das anzuwendende 

 photographische Verfahren wirken (was bekanntlich bei verschie- 

 denen photographischen Methoden sehr verschieden ist), zu er- 

 mitteln und ist so der mühevollen Aufsuchung des sogenannten 

 chemischen Focus durch photographische Versuche überhoben. 



Die grosse Wichtigkeit einer möglichst sorgfältigen Focalein- 

 stellung bei feinen astronomischen Messungen ist bekannt. Es ist 

 aber die Einstellung auf einen Stern bei etwas unruhiger Luft immer 

 mit beträchtlicher Unsicherheit behaftet, sie ist ferner abhängig vom 

 Accommodationsvermögen des Auges und ist um so unsicherer, je grös- 

 ser das Accommodationsvermögen des Auges ist. Ferner ist es nicht 

 gleichgültig, ob man einen rothen oder weissen Stern beobachtet^ 

 ja selbst bei verschiedener Durchsichtigkeit der Luft wird man auf 

 ein und dasselbe Object etwas anders einstellen, da ein leichter 



^) Das Spectroskop ist ohne Cylinderlinse anzuwenden. Man kann 

 auch hier einen künstlichen, durch eine Lampe, zerstreutes Tageslicht oder 

 elektrisches Licht erleuchteten Stern benutzen. 



