vom 29. April 1880. 437 



Wolken Schleier, der oft sehr günstig zu feinen Messungen ist, das 

 Blau und Violett stark absorbirt, und man daher in einem solchen 

 Falle geneigt sein wird, mehr den Vereinigungspunkt der weniger 

 brechbaren Strahlen zu berücksichtigen. Es dürfte sich daher wohl 

 zu feinen astronomischen Messungen die Einstellung mittelst eines 

 kleines Ocularspectroskops empfehlen, da auf diese Weise, frei von 

 den genannten Einflüssen, jederzeit sicher der Vereinigungspunkt 

 einer ganz bestimmten Strahlengattung ermittelt werden kann. 

 Praktisch würde man so verfahren, dass man das Ocular zunächst 

 so scharf als möglich auf die Fäden einstellt, dann einen kleinen 

 Prismensatz vor dem Ocular anbringt und das Fernrohr auf einen 

 hellen, weissen Stern, der die breiten Wasserstofflinien zeigt, richtet. 

 Durch Verschiebung des Auszugsrohrs am Ocularende des Fern- 

 rohrs verlegt man die Einschnürung im Spectrum etwa nach Hy 

 im Violett, entfernt den Prismensatz und bewegt den Ocularauszug 

 um den constanten, aus vielen Versuchen ermittelten Unterschied 

 zwischen dem Vereinigungspunkt der auf das Auge des Beobachters 

 am stärksten wirkenden Lichtstrahlen und dem von Hy. 



Ich theile schliesslich noch einige Untersuchungen mit, welche 

 ich an vier verschiedenen Fernröhren ausgeführt habe. Aus den- 

 selben wird der Grad der Genauigkeit ersichtlich sein, der sich 

 bei der Bestimmung der Brennpunkte für Strahlen verschiedener 

 Wellenlänge erreichen lässt. Die Untersuchungen an dem Schröder- 

 schen und Grubb'schen Fernrohre des hiesigen Observatoriums 

 sind mit einem grösseren, zusammengesetzten Spectralapparate, die 

 am Fraunhofer'schen Eefractor der Berliner Sternwarte und an 

 einem kleineren Steinheil 'sehen Befractor hier, mit einem kleinen 

 Ocularspectroskop, und zwar alle am Sirius ausgeführt. 



Ich habe der Einfachheit wegen nicht erst die direct beobach- 

 teten Einstellungen am Auszugsrohr aufgeführt, sondern gleich die 

 Unterschiede von der Einstellung auf die i^- Linie angegeben, wo- 

 bei ein negatives Vorzeichen eine Verkürzung des Focus, ein po- 

 sitives dagegen eine Verlängerung andeutet. 



