802 Gesammtsitzung 



der früher von mir und Anderen über diesen Gegenstand angestell- 

 ten Untersuchungen zu geben. Heute erlaube ich mir weitere 

 spectralphotometrische Beobachtungen mitzutheilen, die besonders 

 in Bezug auf die Intensitätsverhältnisse der Farben in den Spec- 

 tren einiger Fixsterne Neues bieten dürften. Ich beschränke mich 

 hier lediglich auf eine Mittheilung der Resultate, da die Details 

 der Beobachtungen später in den Publicationen des Astrophysika- 

 lischen Observatoriums veröffentlicht v^'erden sollen. 



Das auf dem Princip, messbare Veränderungen der Lichtin- 

 tensität durch Polarisation hervorzubringen, basirte Photometer, 

 welches zu den Versuchen diente, ist eine Modification der Appa- 

 rate von Bohn, Wild und Gl an, und unterscheidet sich von die- 

 sen hauptsächlich dadurch, dass sich der Apparat leicht, mit einem 

 grösseren Fernrohr verbunden, zu astronomischen Zwecken ver- 

 wenden lässt. Der ausführlichen Beschreibung, die ich in der frü- 

 heren Mittheilung gegeben habe, ist nur noch hinzuzufügen, dass 

 mit dem Apparate bleibend eine Petroleumlampe in Verbindung 

 gebracht worden ist, die um zwei senkrecht aufeinander stehende 

 Axen beweglich, mittelst einer Wasserwage eingestellt werden kann. 

 Die Flamme bleibt so von dem Spalt des Spectroskops, auf wel- 

 che das von ihr ausgehende Licht durch ein totalreflectirendes 

 Prisma geworfen wird, in constanter Entfernung. Der Cylinder 

 der Lampe ist aus schwarzem Eisenblech gefertigt und mit zwei 

 durch Glasplatten verschlossenen Öffnungen versehen, um das Licht 

 der Flamme nach dem Apparate gelangen zu lassen und um mit- 

 telst eines kleinen Kathetometers, wie beim Zolin er 'sehen Pho- 

 tometer, die Höhe der Flamme zu beobachten und zu reguliren. 



Durch diese constante Verbindung der Lampe mit dem Appa- 

 rate hat derselbe ausserordentlich an Vielseitigkeit der Anwendbar- 

 keit gewonnen. Es hat sich durch Versuche mit verschiedenen 

 Petroleumlampen herausgestellt, dass bei einiger Vorsicht, die sich 

 besonders auf Reinigung der Lampe vor dem Gebrauch und stets 

 frische Füllung bezieht, die Intensitäts Verhältnisse der Farben in 



ser Hinsicht also umgekehrt verhält wie gewöhnliches aus Steinkohlen be- 

 reitetes Leuchtgas. Dies ist in Übereinstimmung mit der bekannten That- 

 sache, dass die Hitze der Flamme von sogenanntem Fettgas, in Folge des 

 verhältnissmässig geringen Wasserstoffgehalts, geringer ist als die des wasser- 

 stoffreichen aus Steinkohlen bereiteten Gases. 



