282 



Es ist auffallend, dass das Projektionsmikrometer seit Schröter 

 ganz vernachlässigt worden ist, und keine Vervollkommnung erfahren 

 hat, denn an Leichtigkeit und Bequemlichkeit der Anwendung kommt 

 ihm kein anderes gleich, und beim mikroskopischen Messen steht es 

 nach Herrn H artin g's kompetentem Urtheile keinem der kom- 

 plicir teren Mikrometer an Genauigkeit nach . (P. H a r t i n g das 

 Mikroskop a. d. Holland, von F. W. Theile 1859 p. 520.) 



Zwar hat B es sei in seiner schönen Abhandlung „Untersuchun- 

 gen über den Planeten Saturn, seinen Ring und seinen 4. Traban- 

 ten" (Königsberger Archiv f. Naturwiss. Jahrgang 1811 p. 113-172) 

 auf den wichtigen Umstand aufmerksam gemacht, dass die ganze 

 Genauigkeit der Messungen mit dem Projektionsmikrometer von dem 

 Umstände abhängt, dass die Akkomodationsäuderungen in beiden 

 Augen parallel gehen (1. c. 119 — 122), und die bedeutende Abweichung 

 der von Bessel noch zu Lilienthal 1806 mit grösster Sorgfalt an- 

 gestellten und reducirten Saturn-Messungen mit dem Projektions- 

 mikrometer von den späteren mit dem Königsberger Heliometer lässt 

 Raum für die Vermuthung, dass der genannte Parallclismus nicht 

 völlig streng stattfinde. 



Indess ist es möglich diese Fehlerquelle unschädlich zu machen; 

 ein Mittel dazu wäre die Messskala oder Messscheibe in den Haupt- 

 brennpunkt einer Linse von genau bestimmter Fokallänge zu stellen 

 (Zenger the Stereomikrometer, Monthly Notices Vol. 36 p. 252), 

 Auf Messungen, bei denen beide Objekte durch dasselbe Auge ge- 

 sehen werden, wie hier, ist ohnedies der genannte Umstand ohne 

 Einfluss; ebenso bei der Einrichtung, welche der verewigte Kaiser 

 vorgeschlagen hat (Annalen der Leidner Sternwarte Vol. III. p. 272), 

 nämlich das Bild der verschiebbaren Messscheibe durch ein vor dem 

 Okulare unter 45° Neigung aufgestelltes Planglas zu reflektiren, und 

 mit demselben Auge zugleich den zu messenden Gegenstand und die 

 Messskala zu sehen. Letzterer Vorschlag ist übrigens nur eine An- 

 wendung der schönen J a c q u i n ' sehen Methode zur Bestimmung der 

 Vergrösserung von Mikroskopen (Baumgartner und Ettingshausen's 

 Zeitschrift für Physik und Mathematik Bd. 4 p. 1, Wien 1828) auf 

 das Fernrohr. Ich habe vor mit der letzt genannten Methode ein- 

 gehende Versuche anzustellen. Für Planetenscheiben lässt sich die 

 Vergleichung bedeutend leichter und schärfer machen, wenn man die 

 Planetenscheibe zwischen zwei gleich grosse etwa V/ 2 oder 2 Durch- 

 messer von einander abstehende Messscheiben einstellt. 



Ausser der Projectionsmessung nahm ich noch Durchgänge der 



