soviel Zeitersparniss gestattet, dass ich glaube, dass seine Beschrei- 

 bung und Abbildung für jeden beschäftigten Mikroskopiker von In- 

 teresse sein dürfte. 



Das ganze Instrument ruht auf einer massiven möglichst schweren 

 Metallplatte von rechteckiger Gestalt von 17 Cm. Länge und 12 Cm. 

 Breite. Von der Mitte des Hinterrandes dieser Platte erhebt sich eine 

 starke massive Messingsäule von 12 Cm. Höhe, an deren unterem 

 Dritttheil ein beweglicher Hohlspiegel in der bei Mikroskopen über- 

 haupt üblichen Weise angebracht ist, und welche ein starkes Messing- 

 tischchen von 22 Cm. Länge und 12 Cm. Breite trägt. 



Dieses Tischchen hat in der Mitte eine runde Öffnung von 2 Cm. 

 Durchmesser, unter welcher sich eine Drehscheibe mit verschiedenen 

 Blendungen befindet, bestimmt für Präparationen feinerer Art mit Be- 

 nutzung durchfallenden Lichtes. Zu beiden Seiten trägt das Tischchen 

 federnde Messingklammern zum Festklemmen von Glas oder Kork- 

 platten bei gröberer Präparation bei auffallendem Lichte. 



Von der linken Vorderecke des Tischchens erhebt sich eine starke 

 Messingsäule von 16 Cm. Höhe, an der 5 Messingkugeln von 2y 2 Cm. 



