365 



Durchmesser auf und abwärts verschiebbar und um ihre Axe drehbar 

 angebracht sind, welche mittelst einer Stellschraube in jeder beliebi- 

 gen Stellung sofort fixirt werden können. 



Jede Kugel trägt einen hohlen Messingarm von 6 Cm. Länge, 

 in welchen je ein mit einem passenden federnden Stiele versehenes 

 optisches Instrument eingeschoben werden kann. 



Die unterste der Kugeln trägt, auf diese Weise eingefügt, eine 

 starke aplanatische Loupe mit 30maliger Linearvergrösserung. 



Die zweite Kugel trägt eine grössere gleichfalls aplanatische 

 Loupe mit 15maliger Vergrösserung. 



Die dritte Kugel trägt jedoch fest eingefügt ein kleines Dis- 

 sectionsmikroskop, das mittelst eines an ihm angebrachten Triebwerkes 

 genau eingestellt werden kann, und welches durch Ausziehen des Tubus 

 eine Vergrösserung von 30 — 150 bei grosser Phokaldistanz gestattet. 



Die vierte Kugel trägt eine starke grosse gefasste Glaslinse, an 

 der noch zwei Kugelgelenke angebracht sind, vermöge welcher sie 

 bequem gleichfalls als Beleuchtungslinse für opake Objekte verwendet 

 werden kann. 



Die fünfte Kugel endlich trägt eine schwache grosse gefasste 

 Glaslinse mit 3maliger Vergrösserung. 



Wollte man noch andere Loupen anwenden, so braucht man 

 deren nur in beliebiger Anzahl mit passenden Stielen versehen vor- 

 räthig zu haben, und kann in jedem Augenblick eine der eben be- 

 schriebenen aus ihrem Messingarm herausziehen und durch eine an- 

 dere beliebige ersetzen, was in wenigen Sekunden geschehen ist. 



Beim Gebrauche des Instrumentes wird das Mikroskop nach 

 links und aussen, alle Loupen aber ausser der, mit der man eben 

 arbeiten will, werden nach vorne gedreht, damit sie weder den Händen 

 noch dem Kopfe des Präparateurs, dem natürlicherweise das Tischchen 

 mit dem Hinterrande zugekehrt steht, hinderlich seien. Hat man das 

 Präparat unter Benutzung entweder nur einer Loupe oder abwechselnd 

 mehrerer von zunehmenderer Schärfe bis zu einer gewissen Stufe 

 gebracht, wo man die feineren Details bei stärkerer Vergrösserung 

 controlliren will, so wird die Loupe, mit der man eben arbeitet, nach 

 vorne gedreht und an ihre Stelle kommt das von links herüberge- 

 drehte Dissectionsmikroskop, welcher Wechsel in einem Momente ge- 

 schehen ist. 



Will man mit der Loupe wieder weiter arbeiten, so kommt das 

 Mikroskop mit derselben Schnelligkeit wieder an seine alte Stelle, 

 und eine beliebige Loupe zur Verwendung, oder man kann die feinere 



