248 Gesammtsüzung 



erhalten. Der Abstand dieses Gefäfses von der Thermosäule 

 betrug 0,324 Metres. Über der letzteren befand sich ein Schirm 

 aus einer doppelten Metallplatte, der von aufsen mittelst einer 

 durch eine Stopfbüchse gehenden Stange zur Seite gedreht 

 wurde, wenn die Säule bestrahlt werden sollte. Die ganze Vor- 

 richtung befand sich auf einer Luftpumpe und konnte luftleer 

 gemacht oder mit verschiedenen Gasen gefüllt werden. Um die 

 Wirkung auf die Thermosäule zu beobachten gingen die Dräthe 

 von derselben luftdicht durch den Teller der Pumpe zu einem 

 sehr empfindlichen Multlplicator mit Doppelnadel. Die Win- 

 dungen desselben bestanden aus Kupfer, das auf galvanoplasti- 

 schem Wege hergestellt und mit welfser Seide besponnen, frei 

 von £isen war. Es ist dies derselbe Multlplicator, den Ich bei 

 meiner Untersuchung über thermoelektrische Ströme^) benutzt 

 habe. Statt desselben versuchte Ich einen Multiplikator mit 

 Stahlspiegel anzuwenden, der mittelst Fernrohr und Scala beob- 

 achtet wurde, fand denselben aber weniger empfindlich, offen- 

 bar weil der Stahlspiegel nicht astatisch war. Ob ein Multi- 

 plikator mit Spiegel und astatischer Nadel sich besser für diese 

 Beobachtungen eignen würde, habe ich zwar nicht versucht, 

 bezweifle es aber, da die Ablesung mittelst eines Spiegels sich 

 nur für kleine Winkelunterschiede eignet, bei Anwendung einer 

 astatischen Nadel aber gröfsere Ausschläge zu beobachten sind. 

 Der angewandte Multiplikator war auf einem festen Consoi, ge- 

 trennt von dem übrigen Apparat, aufgestellt. 



Sollte die Diathermansie einer Gasart bestimmt werden, so 

 wurde zunächst Wasser von 100° C in das aufgeschmolzene 

 Gefäfs gegossen und In diesem mittelst Dämpfe, welche aus 

 einem in der Nähe befindlichen Glaskolben sich entwickelten, 

 auf dieser Temperatur erhalten. Sobald der Schirm zur Seite 

 gedreht wurde, begann die Nadel sich langsam zu bewegen und 

 nachdem sie Ihre gröfste Ablenkung erreicht hatte, nahm sie 

 nach einigen sehr kleinen Schwingungen, nach Verlauf von etwa 

 zwei Minuten, einen festen Stand an. Dieser wurde thells di- 

 rekt, thells mittelst eines Fernrohrs abgelesen, indem senkrecht 

 über dem Stück des getheilten Kreises, in welches die Beob- 



*) Pogg. Annal. LXXXIII 474. 



