vorn 16. Mai 1861. 485 



Es ist unmittelbar einleuchtend, dafs wenn nach einander das 

 von Unten einfallende Licht zweimal so getrübt wird, dafs es 

 durch Verschwinden der Schrift dem von Oben mit unveränderter 

 Helligkeit auffallenden das Gleichgewicht hält, die Lichtmengen 

 in diesen beiden Fällen gleich sein müfsen, da die Strahlen genau 

 unter denselben Bedingungen auf die mikroskopische Photographie 

 einfallen. Enthalten nun die Methoden, welche bei verschieden 

 hellen Lichtquellen, die zur Gleichheit nothwendige Schwächung 

 des stärkeren erheischen, in sich die Bestimmung für den Grad 

 der Schwächung, so folgt unmittelbar daraus die quantitative Be- 

 stimmung ihrer unter gleichen Bedingungen verschiedenen In- 

 tensität. 



Bei den neuern Mikroskopen ist die Einrichtung getroffen, 

 dafs der Beleuchtungsspiegel durch eine doppelte Winkelbewegung 

 auf die Seite gebracht werden kann, das Instrument selbst sich 

 aufserdem aus der senkrechten Stellung in jede 'beliebig geneigte 

 bringen läfst, welche ich, da sie nur in besondern Fällen von der 

 horizontalen erheblich abweicht, die horizontale Stellung nennen 

 werde im Gegensatz zu der senkrechten, bei welcher die Anwen- 

 dung des Spiegels vorausgesetzt wird. 



Die Schwächungsmethoden sind nun folgende: 



1. Verkleinerung der Öffnung des Objectträgers. 



2. Entfernung der Lichtquelle von derselben. 



3. Vergröfserung der wirkenden Fläche der Lichtquelle durch 

 Neigung derselben gegen die Öffnung, welche die senkrechte 

 Projection jener Fläche darstellt, in welchem Falle die cylindrische 

 Öffnung durch Ansatz einer innen geschwärzten Fvöhre so ein- 

 gerichtet werden kann, dafs nur parallele Strahlen das photogra- 

 •€»sche Bild treffen. 



4. Drehung des mit einem analysirenden Nicol versehenen 

 Oculars, nachdem in die Öffnung des Objectträgers der analy si- 

 rende Nicol eingesetzt ist. 



Zu der Verkleinerung der Öffnung kann man ein metallnes 

 Lineal anwenden, in welchem in einer geraden Linie neben ein- 

 ander kreisrunde Öffnungen angebracht sind von allmählich ab- 

 nehmender Gröfse, von denen die gröfste den Durchmesser der 

 Öffnung selbst hat. Ich werde dieses Lineal den Schieber 

 nennen. Auf dem von mir angewendeten befanden sich 14 sol- 



