486 Gesammtsüzung 



eher Öffnungen. Der Durchmesser derselben kann durch die 

 Mefsvorrichtung des Mikroskops selbst bestimmt werden. Statt 

 des Schiebers kann auch eine excentrische Scheibe mit abnehmen- 

 den Offnungen, wie sie bei älteren Mikroskopen häufig angebracht 

 ist, angewendet werden, doch ist ein gradliniger Schieber vorzu- 

 ziehen, w^eil die excentrische Scheibe, wenn sie viel Offnungen 

 enthalten soll, eine störende Gröfse erhält. 



Die Entfernung der Lichtquelle wird an einer Scala bestimmt. 

 Der Nullpunkt derselben ist bei horizontaler Stellung das auf dem 

 Objecttisch vermittelst des gewöhnlichen Objecthalters befestigte 

 photographische Bild. 



Zur Bestimmung der Gröfse der wirkenden Fläche kann jedes 

 beliebige Winkelinstrument angewendet werden. Ist der zu prü- 

 fende Körper eine lichtzerstreuende ebene Fläche , so kann diese 

 auf das Centrum eines horizontalen Kreises gestellt werden, durch 

 dessen Alhidade sie bewegt wird, oder es wird auf der Fläche 

 ein ebener Spiegel angebracht, in welchem vermittelst eines Fern- 

 rohres eine entfernte Scala abgelesen wird. Dasselbe Verfahren 

 findet, wenn die Intensität des unter verschiedenen Einfallswinkeln 

 auf einen ebenen Spiegel fallenden Lichtes gefunden werden soll, 

 seine Anwendung auf Bestimmung dieses Winkels. Ist hingegen 

 die spiegelnde Fläche die freie Oberfläche einer Flüfsigkeit, so 

 wird die Incidenz durch Neigung der Axe des Mikroskops erhal- 

 ten, welche durch einen daran befestigten Spiegel bestimmt wird. 

 Auf ähnliche Weise erhält man die Drehung des analysirenden 

 Oculars durch einen daran befestigten Spiegel. 



Bei schwachen Lichtquellen erhält man eine Verstärkung der- 

 selben bei lothrechter Stellung durch Vertauschen des ebenen P''- 

 leuchtungüspiegels mit dem Hohlspiegel, hei horizontaler duF'h 

 eine Beleuchtungslinse, welche so aufgestellt wird, dafs die Con- 

 centration in gleicher Weise auf der photographischen Zeichnung 

 erfolgt wie vorher durch den Hohlspiegel. In dem Falle, dafs 

 der Parallelismus der auffallenden Strahlen erfordert wird, steht 

 die Lichtquelle im Brennpunkt der Linse. 



Für verschiedene Lichtquellen modificirt sich das Verfahren. 

 Ich werde es daher für die besonderen Arten derselben einzeln 

 besprechen. 



