vom 16. Mai 1860. 495 



Eine U förmige Geislerche Röhre war an einem ihrer Schen- 

 kel mit unter ihrem Einflufs fliiorescirenden schwefelsaurem Chinin 

 umsehen. Dieser Schenkel leuchtete stärker als der andere nicht 

 damit umgebene, ein Beweis, dafs auch für Fluorescenz der Ap- 

 parat noch hinlänglich empfindlich ist. 



Dagegen blieb das phosphorische Licht hinter meiner Erwar- 

 tung zurück. Es ist mir nur bei einer von sieben nach Insola- 

 tion sehr lebhaft leuchtenden Röhre gelungen, die Schrift zu er- 

 kennen, freilich in einem ungenügend verfinsterten Zimmer. 

 Lichtstärke optischer Instrumente. 



Die Prüfung von Fernrohren erfolgt sehr einfach. Da, wenn 

 das Fernrohr auf einen unendlich weiten Gegenstand eingestellt 

 ist, die Strahlen aus dem Ocular parallel austreten, so wird die 

 Lichtstärke des Fernrohrs bestimmt durch die Helligkeit eines 

 Querschnittes dieses austretenden Lichtcylinders. Das Mikroskop 

 wird nun so aufgestellt, dafs während die Öffnung des Object- 

 trägers die Ocularöffnung bedeckt, die Axe des Mikroskops die 

 geradlinige Verlängerung der Axe des nach dem Himmel gerich- 

 teten Fernrohrs ist. Für verschiedene mit einander zu ver- 

 gleichende Instrumente läfst sich bei heiterm oder gleichförmig 

 bedecktem Himmel diefs rasch nach einander ausführen. Die Be- 

 stimmung erfolgt durch Annäherung eines constanten Lichtes an 

 die Vorderseite des photopraphischen Bildes. 



Directes Sonnenlicht zu dieser Beleuchtung der Vorderseite 

 anzuwenden, ist überhaupt nicht praktisch, weil bei so starker 

 Erhellung die Schrift wie Golddruck erscheint, welches die Be- 

 stimmung erschwert. 



Die Prüfung der Mikroskope geschieht in gleicher Weise. 



Die Reflexion von Spiegeln erfolgt nach der bei Zerstreuung 

 rauher Flächen besprochenen Methode. Es ist mir dabei aufge- 

 fallen, dafs ein sorgfältig polirter Silberspiegel wenigstens unter 

 schiefen Incidenzen auf der Glasseite mehr Licht zurücksendet 

 als auf der metallischen, oder mit andern Worten, dafs das Hin- 

 zufügen der Reflexion von der äufseren Oberfläche des Glases 

 den Verlust mehr als compensirt , welchen die das Glas bele- 

 gende Metallfläche durch das Glas erleidet. Den Einflufs dieser 

 äufseren Reflexion bestimmt man, wenn man den Spiegel unter 

 dem Polarisationswinkcl des Glases durch das mit dem analy- 



