( 297 ) 
ensuite toutes ensemble ; de cette manière, j'obtenais des règles de section 
double et de section quadruple, Les règles n° 2 et 3 ayant été reliées en- 
semble après les premières expériences, j'ai obtenu une déviation de go de- 
grés, qui m'a empêché de continuer; mais, après le séchage, cet accouple- 
ment m'a fourni une déviation de 12 degrés au moment des deuxièmes 
expériences, et de 7°,3 au moment des troisièmes expériences. L'accouple- 
ment des règles 1 et 4 a fourni d’abord 13°,5, et au moment des troi- 
sièmes expériences 8 degrés. Enfin, la réunion des quatre règles a donné 
une déviation de 22 degrés dans les deuxièmes expériences, et de 10 degrés 
dans les troisièmes. Les quatrièmes expériences ont donné 14 degrés, 14 de- 
grés et 21°,3. 
» Avec ces seules indications, il aurait été difficile de reconnaître jus- 
qu’à quel point les lois de la propagation électrique à travers les bois se 
rapprochent de celles qu'indique la théorie d'Ohm. Il fallait connaître la 
résistance présentée par les différentes longueurs de bois; or la constata- 
tion de ces résistances, à défaut des grands appareils employés par les 
Anglais pour la mesure de l'isolement de leurs câbles électriques, appa- 
reils que je ne possédais pas, devenait assez difficile, surtout avec un gal- 
vanomėtre aussi sensible que le mien. Aucun rhéomètre ordinaire n’aurait 
pu, en effet, fournir d'indications avec des résistances aussi considérables. 
J'ai dù avoir recours à un système de mesures indirectes. 
» Comme la conductibilité des bois est extrêmement variable, il était 
moins intéressant de connaître le chiffre exact de la résistance d’un 
échantillon de bois donné que d’avoir une table dans laquelle je pouvais 
trouver immédiatement à quelles résistances correspondaient les diffé- 
rentes déviations de mon galvanomètre dans les conditions où je m'étais 
placé. Or, pour calculer cette table, j'ai dû employer le système des déri- 
vations et faire intervenir un jeu de bobines de résistances étalonnées, qui 
allaient en se doublant depuis 1 kilomètre de fil télégraphique jusqu’à 
512 kilomètres. Ce jeu de bobines, construit par M. Breguet, était double, 
et mettait par conséquent à ma disposition une résistance totale de 
2048 kilomètres. Une bobine étalonnée, de 100 mètres de fil télégra- 
phique (une unité Siemens), réunissait les deux extrémités du fil galvano- 
métrique, qui avait, comme on l’a vu, 733 kilomètres de résistance, et les 
deux pôles de la pile étaient également reliés à ces deux extrémités par 
l'intermédiaire du double jeu de bobines de résistance dont nous venons 
de parler, 
» Si nous appelons R la résistance de ce jeu de bobines, g la résistance 
du galvanomètre, d la résistance de la dérivation, I l'intensité du cou- 
C.R., 1874, 2° Semestre, (T. LXXIX, N°.) 39 
