( 480 ) 
« 
CHIMIE. — Sur quelques appareils à distillation fractionnée. Note de 
MM. A. Hennixeer et J.-A. Le Ber, présentée par M. Wurtz. 
« Les appareils de laboratoire qu’on emploie pour favoriser la séparation 
des liquides par la distillation sont aussi nombreux que variés. Le plus 
usité est l'appareil à boules de M. Wurtz; quand on donne aux boules de 
grandes dimensions et qu’on distille très-lentement, il sert avantageusement 
pour les liquides dont le point d’éballition dépasse 150 degrés, ou bien 
quand on opère sur des liquides plus volatils en quantité insuffisante pour 
justifier la construction d’un appareil perfectionné. Lorsqu'on a à séparer 
par la distillation des liquides mélangés en proportions très-inégales, les 
fractionnements au moyen de l’appareil de M. Wurtz deviennent très-longs 
et très-pénibles; dans ce cas on arrive plus facilement au but en se servant 
de serpentin à reflux maintenu dans un bain à une température fixe. 
M. Is. Pierre a employé ce dispositif pour isoler l'alcool propylique de 
l'huile de pomme de terre, 
» Les résultats obtenus par ce savant montrent amplement quel parti on 
peut tirer de ce dernier dispositif; l’un de nous s’en est servi pendant plu- 
sieurs mois et a pu constater son efficacité. Malheureusement cet appareil 
est loin d’être facile à manier, il faut pour bien opérer mettre un régula- 
teur de température dans le bain qui entoure le serpentin à reflux; de 
plus, l'appareil est compliqué et encombrant. En Allemagne on a cherché 
à perfectionner l'appareil à boules; M. Linnemann (1) a allongé le tube au- 
dessous de la première boule, de même que ceux qui séparent les boules; 
et y a disposé une série de toiles en platine ayant la forme de petits godets. 
Ces godets empêchent partiellement le reflux du liquide condensé et celui- 
ci vient s'accumuler au-dessus de chaque godet; les vapeurs sont ainsi 
obligées à traverser ces couches de liquide et y subissent un lavage qui les 
débarrasse de leurs parties les moins volatiles. L'appareil de M. Linnemann 
donne de très-bons résultats, et on peut le rendre encore plus parfait en 
donnant aux boules le diamètre double de celui que l’auteur a indiqué; 
mais il offre aussi plusieurs inconvénients; les liquides condensés ne pou- . 
vant pas refluer dans le générateur de vapeur, ou ne refluant que très-incom- 
plétement et très-irrégulièrement, l'appareil se remplit de liquide après 
quelque temps; il faut alors interrompre la distillation, pour laisser redes- 
cendre ce liquide. Ensuite les petits godets en toile de platine ne sont main- 
(1) Annalen der Chemie und Pharmacie, t, CLX, P 195. 
