( 481 ) 
tenus suspendus qu’en vertu de l’élasticité du platine et se dérangent assez 
facilement; enfin la confection de l'appareil est une opération longue. On 
se sert dans les laboratoires allemands d’un dispositif encore plus compliqué, 
avec plusieurs barbotages et possédant également les boules à toiles métal- 
liques de Linnemann; ces appareils fonctionnent mal et trop lentement. 
» Nous avons cherché à trouver un dispositif plus parfait en nous rap- 
prochant autant que possible de l'appareil à colonne dont l’industrie se 
sert depuis longtemps et qui fonctionne avec une très-grande perfection. 
Celui-ci se compose, comme on sait, de deux parties essentielles : 1° de pla- 
teaux où se fait le barbotage; 2° d'un appareil réfrigérant produisant la 
condensation et le reflux sur les plateaux d’une partie des liquides volati- 
lisés. Or il est nécessaire que la moitié, au moins, du liquide volatilisé 
reflue dans le générateur et, comme il est mal commode de mettre pour un 
appareil de laboratoire un condenseur spécial, qui produise cet effet, il faut 
augmenter autant que possible la dimension et le nombre des boules, surtout 
quand on veut arriver à séparer rapidement par la distillation plusieurs litres 
d'un mélange des liquides volatils. 
» Pour remplacer les plateaux de la colonne, nous avons essayé un 
assez grand nombre de dispositifs qui produisent à la fois le barbotage des 
vapeurs ascendantes dans le liquide condensé qui reflue, et la descente 
régulière de ce liquide. Quand on n’a qu’un appareil ordinaire à boules, 
on peut introduire dans l’étranglement placé au-dessous de chaque boule 
un petit tube en verre, fixé par frottement dans une toile métallique. Le 
liquide s’accumule au-dessus de cette toile jusqu’à l'ouverture supérieure 
du petit tube, et redescend, à son intérieur, jusqu’à l'extrémité inférieure 
qui doit plonger dans le liquide de la boule inférieure; le dernier tube 
plonge dans le liquide du ballon. Quant aux vapeurs, elles passent par les 
mailles de la toile métallique et barbotent dans le liquide de la boule qui 
reste à un niveau constant. Ce dispositif marche régulièrement, et imite 
complétement l'appareil à colonne, mais il oblige le chimiste à faire lui- 
même les tubes et à les placer, opéra tion toujours longue; cet inconvénient 
n'existe pas dans l'appareil que nous allons décrire maintenant, dont le 
fonctionnement est également très-bon et qu’il est bien plus facile dé mettre 
en marche. 
» Cet appareil consiste en une série de boules superposées; un étran- 
glement est ménagé au-dessous de chacune d'elles, les vapeurs passent 
Par cet étranglement et s'accumulent au-dessus. Si ce résultat n'était 
Pas atteint, on diminue la section de l’étranglement au moyen d’ un objet 
