( 677 ) 
dans le haut du ballon; tandis que l’autre récipient, en sabaissant de plus 
de 76 centimètres, permet au mercure de se 
retirer de l’autre ballon en y produisant le 
vide barométrique. 
» Les ballons communiquent avec la 
platine G par les tubes de verre H qui 
plongent à 1 centimètre du fond des bal- 
lons: ils sont automatiquement bouchés dès 
que le mercure remonte dans les ballons 
pour en chasser l'air, et ouverts dès qu’il 
s'en est retiré pour y produire le vide. L’air 
ne peut rentrer dans les ballons par les 
tubes F après en être sorti; car, pour s’é- 
chapper par la tubulure I, il doit traverser 
une légère couche de mercure contenue 
dans le tube recourbé J, et, lorsque le vide 
se fait dans les ballons, la pression atmo- 
sphérique fait remonter le mercure dans 
ces tubes et empêche ainsi la rentrée de 
Pair. Pour recueillir Pair ou les gaz conte- 
nus dans Ja platine ou dans le vase en ex- 
périence, on n'a qu’à mettre le récipient 
voulu en communication avec la tubu- 
lure I. 
» Le degré de vide produit par la ma- 
chine est indiqué par le baromètre K, qui 
communique par le tube L avec la platine 
et permet de faire des expériences à toutes 
les pressions comprises entre la pression 
atmosphérique et le vide absolu. 
» La rentrée de Vair se fait par le tube 
M, qui d’un côté communique avec la pla- 
tine, et de l’autre plonge dans le mercure 
Contenu dans le tube recourbé N. 
» On peut changer le niveau du mer- 
cure en élevant ou en abaïissant le tube de 
JL. Seuls 
Caoutchouc © et en découvrant ainsi à volonté l'extrémité du tube M ; 
on régle à 1 millimètre près la rentrée de Pair sur la platine. — 
