( 1609 ) 
importantes, qu'il avait déduites des lois générales de la composition des 
mouvements, il fallait faire en sorte que les deux vibrations composantes 
fussent précisément celles des deux corps sonores dont on voulait comparer 
la tonalité. M. Lissajous y est arrivé de plusieurs manières. 
S'agit-il d'expériences de projection, on dispose l'un près de l’autre deux 
diapasons, dont les branches voisines portent chacune un miroir métalli- 
que ; les secondes branches sont chargées de contre-poids convenables. Un 
rayon lumineux se réfléchit du premier miroir sur l’autre et vient ensuite 
peindre son image sur un écran blanc suffisamment éloigné. Le mouve- 
ment de l’image est la résultante agrandie de ceux des miroirs, et la courbe 
décrite sur l’écran est fixe ou oscillante suivant que l'unisson est exact 
ou seulement approché. 
S'agit-il, au contraire, d'expériences de mesure, les observations se font 
avec un microscope dont l'objectif se meut d’un mouvement vibratoire 
parfaitement connu; d’un mouvement, par exemple, qui répondra à 870 vi- 
brations par seconde s’il s’agit d'accorder des diapasons, et dont l'am- 
plitude sera dans tous les cas rendue constante à l’aide d’un interrupteur 
électrique, analogue à celui de M. Foucault. En face du microscope, on 
place le diapason à éprouver, après avoir tracé sur une de ses branches un 
point brillant. Le mouvement de ce point et celui de l'objectif sont rectan- 
gulaires entre eux et se composent pour former celui que présente l’image 
vue à travers l’oculaire. — Lorsqu'on veut observer le mouvement d'une 
corde, c’est sur elle que le point brillant est tracé; l'expérience s'achève de 
la même manière. es 
Il est des cas où les observations doivent se faire à distance un peu con- 
sidérable, et où, par suite, il faut au microscope substituer une véritable 
lunette. C’est alors au verre intermédiaire qu’on imprime mécaniquement 
le mouvement qui doit se combiner avec celui du corps sonore; s’il est 
nécessaire, ce corps peut être placé dans une caisse à parois de verre, et 
même dans une étuve si l’on veut estimer l'influence de la température sur 
les sons qu'il rend. | Rte M Riad 
* Dans tout ce qui précède, on a spécialement considéré le cas de l’unis- 
son ; mais la méthode est générale. S'il faut reconnaître l'exactitude d’un 
rapport d’octave, de tierce, de quinte, la figure est plus compliquée, mais 
sa forme indique toujours la valeur du rapport auquel on s’adresse, et sa 
fixité en indique l'exactitude. : 
Ce procédé d'investigation est complétement neuf. M. Weatstone, il est 
vrai, avait constaté, dès 1825, que si l’on met en oscillation une petite verge 
