Memoria ir. 



Contribuzione allo studio dei termometri di precisione a mercurio 



Nota del Dottor GIOVANNI PLATANIA 



Lo spostamento dello zero nei termometri a mercurio, benché 

 sia un fenomeno di grande importanza, pure è stato poco studiato. 



Avendo avuto 1' occasione favorevole di assistere e prendere 

 parte agli accurati studi di termometria fatti dagl'illustri professori 

 Bartoli e Stracciati in questo Laboratorio di Fisica, ho voluto esami- 

 nare l'influenza delle dimensioni del bulbo sul rialzamento dello zero. 



Ho adoperato perciò due termometri costruiti appositamente 

 dal Baudin, nel novembre del 1890 , appartenenti al prof. Bartoli. 

 Entrambi questi termometri sono in vetro duro, ricotti, e hanno la 

 scala nel sistema centigrado da— 5° a -+- 35° ; 1' ampiezza media del 

 grado è in entrambi di 5 mm. e sono divisi in quinti di grado. 

 Uno di essi però (N° 12677) ha un bulbo piccolissimo (lungo 1 cm. 

 con un diametro massimo di 4 mm. circa) e l'altro (N° 12678) un 

 bulbo assai grande (lungo 6 cm. circa, con diametro di 1 cm.). 



Dopo 15 mesi che erano stati costruiti e lasciati in riposo, (du- 

 rante gli ultimi due mesi a una temperatura vicina ai 15°), questi 

 due termometri furono tenuti per undici giorni in una grande va- 

 sca (1) la cui temperatura non oscillò che da + 14°, 2 a -+- 15°, 4 

 e poi immediatamente immersi nella neve fondente, determinando 

 le varie posizioni dello zero con l'aiuto del cannocchiale con mi- 

 crometro oculare del catetometro Miller. 



Si ebbe ogni cura per eliminare tutte le cause di errore. La 

 neve era stata lavata con acqua distillata, per avere lo zero nor- 

 male ; i due termometri erano tenuti in posizione verticale per 

 evitare gli errori di rifrazione e di parallasse, ed erano immersi fin 



(1) Cfr. Bartoli e Stracciati: Il calore specìfico dell'acqua, pag. 9 e tav. I fig. 1. (Atti 

 Acc. Gioen. serie IV. voi. IV, 1892). 



Atti Acc. , Vol. VI , Serie 4. a — Memoria II. 1 



