Contribuzione allo studio dei termometri di precisione a mercurio 



3 



termometri erano stati tenuti alla temperatura di 24° a 24° ; 5 per 

 quattro giorni; ma queste misure, per diverse circostanze, essendo 

 state sospese, non possono servire se non per conoscere la rapi- 

 dità con cui i due termometri raggiunsero la temperatura più bas- 

 sa. Si ebbero questi risultati : 



DATA 



BAROMETRO 



TEMPO 



che 



TERMOMETRI 







il termometro 



- , — 



1892 



a 0° 



è stato 

 nella neve 



12677 



12678 



Giugno 











5 



7 (ìli 6 



:V 



+ 0, 068 



+ 0. 9 





V 



LO' 



0. 061 



+ 0, 045 





„ 



16' 



0, 063 



0, OSI 





„ 



20' 



0, 060 



0, 025 





,, 



25' 



0. 062 



0. 027 





„ 



80' 



0, 060 



0, 024 





" 



40' 



? 



0, 024 



Da queste esperienze risulta anzitutto che, come era da preve- 

 dersi, il termometro a bulbo piccolo raggiunse la temperatura mini- 

 ma più rapidamente che quello a bulbo grosso, essendo in questo 

 assai più considerevole la massa di mercurio. È noto infatti che il 

 ritardo del termometro è sensibilmente proporzionale al rapporto 

 tra il volume del bulbo e la sua superfìcie. 



L' effetto della capillarità che nel termometro piccolo è più 

 sensibile, diminuisce la differenza di rapidità di variazione nei due 

 termometri. 



Riguardo poi al rialzamento dello zero, dai valori sopra indi- 

 cati si rileva che non vi è stata una differenza apprezzabile fra i 

 due termometri. Traducendo in curve i valori ottenuti, col segnare 

 il tempo in ascisse e i valori dello zero in ordinate, si trova che 

 le due curve sono abbastanza concordanti. 



Il fatto su cui intendo richiamare l'attenzione è appunto que- 

 sto : che due termometri con serbatoi di dimensioni differenti pre- 



