Contribuzione allo studio dei termometri di precisione a mercurio 



sentano un andamento concorde nel rialzamento dello zero. Per 

 rendersi ragione della variazione dello zero si ricorre di frequente 

 all' ipotesi esposta dal Lowenherz, il quale suppose che quando il 

 bulbo di un termometro viene raffreddato ha luogo dapprima una 

 contrazione negli strati esterni , che comprimono gli strati interni 

 del vetro; questi ultimi, reagendo, dilatano i primi e lasciano così, 

 dopo il completo raffreddamento , una deformazione di tutto il 

 bulbo, finché le tensioni a poco a poco spariscono (1). 



Ora i due termometri , di cui mi occupo , tenuti in un am- 

 biente costantamente a 0°, subirono variazioni del loro zero uguali, 

 cioè proporzionale al volume del serbatoio, dovute a residui di di- 

 latazione termica del medesimo ; mentre si sarebbe avuta una va- 

 riazione insegnale, se il fenomeno fosse stato dipendente da residui 

 di elasticità, i quali secondo 1' ipotesi del Lowenherz, non potreb- 

 bero agire proporzionalmente al volume , ma piuttosto proporzio- 

 nalmente alla superfìcie del serbatoio. 



Così la teoria, da questo propugnata e combattuta dal Crafts con 

 altro genere di ricerche sperimentali (2), si può anche trovare defi- 

 ciente per le considerazioni che risultano da queste esperienze fatte 

 con termometri a bulbo di diametro diverso. 



Sento il dovere di ringraziare il ch.mo prof. Bartoli, che ha vo- 

 luto mettere a mia disposizione i due termometri di cui è parola, 

 e mi ha indirizzato nei miei studi. 



Laboratorio di Fisica della R. Università di Catania. 



(1) LOwknhkrz, Berichte der chemischen Gesellschaft Berlin, 1877. Ofr. Oh. Ed. Guillaume, 

 Tratte pratique de la Thermométrie de précision. Paris, 1889, pag. 142. 



(2) J. M. Crafts, Les mesures thermométriques et la détermination des points de fusion 

 et d' ébullition (Agenda du ehimiste, 1883). 



