DE LA RÉFLEXION. 105 
à gauche ou à droite du zéro; ensuite on l’écartait, avec l’ana- 
lyseur et l’indigo réfléchissant, de la direction de la lumière in- 
cidente, en le faisant tourner autour du centre du cercle horizontal, 
à gauche ou à droite, jusqu'à ce que la frange noire produite 
par le nicol analyseur vint se placer dans la lumière réfléchie 
entre les deux fils verticaux. Dans cette position, l’angle compris 
entre les directions du nicol polariseur et du nicol analyseur était 
le double de l'angle d'incidence principale. En effectuant les 
mesures à droite et à gauche du zéro du cercle horizontal, en 
tournant le polariseur à droite et à gauche du zéro sur l’azimut 
de 80°, en opérant la lecture du nicol analyseur à droite et à 
gauche du zéro, en mettant enfin le compensateur de Babinet 
Sur un quart d'ondulation à droite et à gauche du zéro, je me 
rendais indépendant de la situation réelle des différents zéros, 
et en outre j'éliminais l'erreur de la valeur de la longueur d’onde 
en parties du compensateur. De cette manière chaque mesure 
est le résultat de seize lectures; de plus, toute erreur commise 
dans la lecture de l'angle d’ineidence principale est immédiate- 
ment réduite à la moitié, l’angle observé étant toujours le double 
de l’angle cherché. Enfin, chacun des nombres de la page 99 est 
encore la moyenne de trois mesures pareilles. Il n’y a qu’une 
seule faute qui ne se laisse pas compenser: c’est celle qui résulte 
d’un défaut d’horizontalité du plan de réflexion ou du cercle, et 
à raison de laquelle les angles de la page 99 peuvent être un 
peu trop petits; mais cette faute pèsera sur tous ces angles d’une 
manière égale. L'appareil de M. Jamin, tel que j'ai appris à le 
connaître dans le cours de ces recherches, m'a paru susceptible 
de perfectionnement sous le rapport de la précision. Toutefois, 
si l'on tient compte des nombreuses incertitudes que laisse sub- 
sister le règlement des différentes pièces, surtout en ce qui con- 
cerne l’azimut, on devra reconnaître que l'appareil est approprié 
à la marche de la recherche à laquelle il est destiné, et que 
son degré de précision est suffisant dans l’état actuel de la science. 
Afin de ne rien laisser perdre des résultats de mon travail, 
je déposerai également ici, comme termes de comparaison, ceux 
