F. C. DONDERS. LA VITESSE DES ACTES PSYCHIQUES. 913 
sentie. On peut ainsi déterminer le temps physiologique alfernativement par réac- 
tion sur chacun des trois sens. Pour que l'ouverture du courant constant, la- 
quelle est produite pendant et par la rotation du cylindre, ne donne lieu qu'à 
une seule étincelle, il faut introduire dans le circuit d’induction un micromètre 
à étincelles, dont les boutons soient éloignés presque jusqu'au maximum de la 
distance de décharge. T’étincelle en question peut également servir à décider, 
en. la regardant directement ou à travers un verre coloré, le dilemme de la 
différence de couleur, ou à reconnaître des signes littéraux éclairés par l'étin- 
celle, ete.: toujours, au moment même où l’étincelle jaillit entre les boutons du 
micromètre, le signe s'inscrit sur la ligne chronoscopique. — Dans mes expé- 
riences antérieures, la méthode n'avait pas encore ce degré d’exactitude. 
Un son vocal, qui frappe l'oreille, peut aussi mettre en vibration, — au 
même instant que la membrane du tympan, lorsque les distances sont égales, — 
le style enregistrant du phonautographe de M. Scott-Kônig, ou celui d’un appareil 
plus simple que M. Künig a construit pour moi. Ce style trace, au-dessous de la 
courbe chronoscopique, une ligne droite, jusqu'à ce qu'il entre en vibration par 
le son vocal: l'instant de l’irritation est ainsi indiqué nettement. 
3°. Le signal de réaction doit également être noté avec précision sur ou sous 
la ligne chronoscopique. Les électro-aimants ordinairement employés pour cela, 
avec leur retard variable suivant la force du courant, ont été entièrement aban- 
donnés dans mes expériences postérieures. Le mouvement, qui constitue le sig- 
nal, est noté sans l'intermédiaire d'aucun mécanisme, Une petite tige de bois 
très légère, verticale, mobile sans frottement sensible autour de son axe longi- 
tudinal, porte à son extrémité supérieure un petit style horizontal, écrivant 
sur le cylindre, et près de son extrémité inférieure un appendice horizontal qui, 
tenu entre deux doigts, peut être chassé latéralement et fait dévier, au même 
instant, le ressort traçant: lorsqu'il s’agit de résoudre un dilemme, il suffit de 
convenir d'avance que la tige sera chassée à droite ou à gauche. 
Pour les sons de voyelles, le signal consiste dans la reproduction du son 
entendu, laquelle est enregistrée par le phonautographe sur la même ligne où s’est 
inscrite l'irritation (V. fig. 1). Pour les signes de voyelles, le signal est également 
donné comme son de voyelle. En réagissant sur une certaine irritation, alterna- 
tivement par un mouvement de la main et par un son vocal, on trouve la diffé- 
rence de temps qui provient de la différence de signal (Comp. Note TID. 
Le grand avantage qu'offre l'emploi des vibrations du diapason comme unité 
chronoscopique, c'est qu'on peut tourner le cylindre librement à la main: on 
trouve la durée du phénomène dans le nombre des ondulations tracées entre 
l'irritation et le signal, indépendamment de leur longueur, et il n’y à donc pas 
à se préoccuper beaucoup de l’uniformité de la rotation. Approximativement, la 
rotation s'achève en une seconde, et à chaque tour on fait une expérience , après 
laquelle la poignée vient s’arrêter dans la position d’où l’on était parti. Le cy- 
lindre dont je me suis servi avait 19 centim. de diamètre et 25 centim. de 
Arcnives NéëR£ANDAISES, D. III. 21 
