E. H. VON BAUMHAUER, DEUX NOUVEAUX VOLUMÉNOMÈTRES. 387 
ou descendre le tube en U, de façon que l’orifice o de la courte 
branche soit tantôt amené jusque près du sommet de l'appareil, 
tantôt ramené jusque vers le pied en fer; ce tube reste d’ailleurs 
dans la position qu’on lui donne à la main, à eanse du frotte- 
ment que sa longue branche éprouve dans le tube w. 
La fig. 2 montre une section de cet ensemble de tubes, suivant 
la ligne n. 
Décrivons maintenant la manière d'opérer avec cet appareil, 
ce qui en fera mieux comprendre la disposition. 
Après avoir enlevé le large tube de verre 00, on place dans 
la cuvette cylindrique B la substance, préalablement pesée, dont 
il s’agit de déterminer le volume; il va sans dire qu'il y a un 
grand avantage à ce que la cuvette soit à peu près rempli par 
la matière, de sorte qu'il y reste aussi peu d'espace vide que 
possible. La cloche OO est alors remise en place, et on en fixe 
l'extrémité inférieure sur le pied, comme il sera expliqué plus bas. Les 
robinets b et e étant fermés, et le tube étroit mm se trouvant 
remonté aussi haut que possible et en communication avec l'air ex- 
térieur en r, on laisse couler le mercure du réservoir D: le tube 
ü, le tube dd, l’espace annulaire entre les deux tubes de verre, et 
le tube ce se remplissent, tandis que l'air s’échappe par le tube 
num; on laisse arriver le mercure environ jusqu'à la hauteur w. 
Au tube étroit mm est adapté en r un tuyau en caoutchouc à 
parois épaisses; sur ce tuyau on applique une pince pour y inter- 
cepter le passage de l'air, puis on laisse couler le mercure par 
le robinet b jusqu’à ce qu'il soit descendu presque jusqu'au bas 
du tube cc; on produit ainsi dans l'appareil une grande raréfac- 
tion de l'air, ce qui n’a ici d'autre but que de faire monter les 
bulles d'air qui auraient pu rester attachées ça et là. On remplit 
de nouveau l'appareil de mercure jusqu'au point u, et on répète 
deux ou trois fois cette manœuvre » afin d’être assuré qu'il ne 
reste plus nulle part d’air adhérent aux parois du verre. Après 
avoir rempli une dernière fois l'appareil de mercure jusqu'au 
point w, on abaisse le tube étroit mm jusqu'au bas de sa course, 
ce qui à naturellement pour effet que ce tube se remplit entière- 
25* 
