388 HE. H. VON BAUMHAUER, DEUX NOUVEAUX VOLUMÉNOMÈTRES. 
ment de mercure et qu’il peut être considéré comme n’existant 
plus dans la suite de l’expérience. La substance à examiner se 
trouve alors au sein d’un petit volume d’air isolé de l'air extérigur 
par le mercure seul, et à l'abri, par conséquent, de toute fuite 
provenant d’une fermeture imparfaite ou d’une action de diffusion. 
Lorsque, après la fin de l'expérience, on veut rétablir la commu- 
nication entre l’enceinte fermée et l'air extérieur, on relie le tuyau 
de caoutchouc rr à la seringue remplie d’air P, et, après avoir 
fait glisser le tube mm jusqu'au haut de sa course, on refoule 
le mercure en faisant agir le piston de la seringue: le tube mm 
se vide, et le rapport avec l'extérieur se trouve rétabli. 
Il est inutile de dire que la eloche extérieure OO porte sur son 
quart supérieur une fine graduation, et que les volumes‘auxquels 
ces divisions correspondent ont été préalablement déterminés avec 
exactitude en plaçant dans la cuvette B un cylindre massif de 
verre d’un volume bien connu. La détermination du volume se 
fait exactement de la manière qui a été indiquée par M. Regnault ; 
la pression à laquelle est soumis le volume d’air confiné dans 
l'appareil est donnée par la différence de hauteur du mercure dans 
le tube cc et dans l’espace annulaire qui sépare les tubes À et 
00; cette différence se mesure, à l’aide d’un cathétomètre ou 
d'un viseur, sur la lame de glace divisée en millimètres xx, sur 
laquelle se lit également la hauteur du baromètre z3. IL va sans 
dire que l'air atmosphérique peut être remplacé par d’autres gaz 
dans l'enceinte où se place la substance à examiner. 
IT. 
Comme je désirais pouvoir effectuer les déterminations de volume 
à des températures différentes, et que l'appareil qui vient d’être 
décrit ne se prêtait que difficilement à un pareil emploi, j'ai 
construit un voluménomètre extrêmement simple, qui se place 
commodément dans un vase cylindrique de verre où de l’eau, ou 
