E. H. VON BAUMHAUER, DEUX NOUVEAUX VOLUMÉNOMÈTRES. 389 
tout autre liquide, peut être portée à la température voulue. Ce 
voluménomètre, qui ressemble beaucoup plus à celui de M. Regnault 
que l'appareil précédent, se distingue, comme celui-ci, par la 
perfection de la fermeture et par la constance rigoureuse du 
volume; en outre, il n’exige qu'une petite quantité de mercure, 
et les pertes de métal par transvasement sont entièrement évitées, 
tout le mercure nécessaire restant dans l'appareil. 
Indiquons d’abord le mode de fermeture; ce mode est le même 
que celui dont l'application a été faite à l’appareil précédent, et 
il se recommande dans tous les cas où l’on a besoin d’une fer- 
meture hermétique, car l'expérience a prouvé qu’il conserve le 
volume d’un gaz absolument invariable pendant des semaines et 
des mois entiers, même quand la pression est reduite presque 
à zéro. Sur le cylindre en verre qui doit être fermé, est 
rodé un autre cylindre, à pied, qui sy adapte de la manière 
représentée fig. 1, planche XV, de sorte qu'il ne reste plus qu'à 
boucher hermétiquement la ligne cireulaire aa. Pour cela, on pose 
sur cette ligne un anneau en caoutchouc à section circulaire, qu’on 
comprime au moyen du manchon en fer représenté fig. 2; cette 
compression produit la fermeture, non-seulement au point a, mais . 
aussi aux points b et c, et on peut l’opérer avec plus ou moins 
de force sans qu’il en résulte la moindre variation de la capacité 
qu'il s’agit d'isoler. L'expérience m’a appris, toutefois, que dans 
ce mode de fermeture, qui semble parfait, la diffusion se fait 
encore, soit à travers le caoutchouc, soit le long des parois, mais 
qu'on l’empêche complétement en versant un peu de mereure dans 
l’espace annulaire au-dessus du caoutchouc, de façon que celui-ci 
soit recouvert d’une couche de métal de ! centimètre; la capa- 
cité intérieure est alors close aussi parfaitement que si elle était 
limitée par une enveloppe de verre continue. 
La disposition du voluménomètre lui-même se conçoit facilement 
d’après les figures 3 et 4; cette dernière représente une partie 
de l'appareil environ à demi-grandeur. Dans la capacité cylin- 
drique A, qu'on munit supérieurement de la fermeture décrite 
ci-dessus, s'adapte une cuvette cylindrique en verre qui reçoit la 
