il 
1 
fl 
ol 
ill 
pi 
300 E. H. VON BAUMHAUER, DEUX NOUVEAUX VOLUMÉNOMÈTRES. 
substance à examiner. La capacité B a environ la moitié du 
volume de la capacité À; en m et » sont des traits fins marqués 
au diamant; le volume À jusqu'au trait m et le volume B entre 
les traits m et »n ont été déterminés exactement au moyen du 
mercure. Au bas de cet appareil en verre est lié un tuyau en 
caoutchouc à parois épaisses, dont l’autre extrémité est attachée 
au tube de verre »r, qui porte une ampoule C d’un volume à 
peu près égal à celui de la capacité B; ce tube de verre, suspendu 
à un fort cordon de soie qui passe sur une poulie, peut être 
élevé ou abaissé à volonté. 
Cet appareil se place dans un vase cylindrique en verre, rempli 
d’eau où d’un autre liquide auquel on peut donner une température 
arbitraire constante. Dans le même vase on dispose une plaque 
portant une couple de thermomètres sensibles, la lame de verre 
divisée sur laquelle se font toutes les lectures à l’aide du cathétomètre, 
et enfin le baromètre à siphon, dont la branche ouverte est 
suffisamment prolongée pour que son orifice reste en dehors du 
liquide quand on y plonge l'instrument. Comme tous les appareils, 
de même que les échelles, sont en verre, il est clair qu’une foule 
de corrections, relatives à la dilatation par la chaleur, peuvent 
être négligées; il n’y a à tenir compte que de la dilatation des 
volumes. 
Pour se servir de ce voluménomètre, on commence par remonter 
le tube rr à une hauteur telle que son point o se trouve à peu 
près au même niveau que le point m de l'appareil en verre, et 
on verse alors du mercure par le tube rr jusqu'à ce qu’il atteigne 
le point m; en faisant mouvoir le tube rr alternativement de haut 
en bas et de bas en haut, on parvient à détacher toutes les bulles 
d'air qui auraient pu rester adhérer aux parois des tubes. Dans 
la cuvette cylindrique, dont le poids est connu et dont le volume 
a été déterminé exactement par une pesée hydrostatique, on in- 
troduit un poids déterminé de la matière à examiner; on place 
la cuvette dans la capacité À, et on ferme celle-ci comme il à 
été dit précédemment. Tout l'appareil étant alors disposé dans 
le vase cylindrique rempli d’eau où de quelque autre liquide, et 
