E. H. VON BAUMHAUER, DEUX NOUVEAUX VOLUMÉNOMÈTRES. 9391 
la température voulue étant obtenue, on amène le mercure, en 
élevant ou abaïissant le tube rr, exactement au point m, puis on 
fait la lecture de la différence de niveau du mercure en m et 
dans le tube rr, de la hauteur du baromètre et des indications 
des thermomètres ; ensuite, on laisse descendre le tube rr jusqu'à 
ce que le niveau du mercure dans l'appareil arrive en », et après 
s'être assuré que la température n’a pas varié dans l’inter- 
valle, on recommence les lectures. Il n’y a pas de correction 
à faire pour la capillarité, vu que le diamètre des cylindres de 
mercure en m, en » et dans le tube rr est le même. Veut-on 
opérer dans un gaz autre que l'air atmosphérique, on fait traverser 
tout l'appareil, après que la substance à étudier y est introduite, 
mais avant que le mercure y ait été versé et avant qu'il soit 
entièrement fermé, par un courant du gaz choisi, puis on laisse 
couler le mercure. Quant au calcul du volume de la matière 
examinée, il s'exécute exactement d’après la méthode donnée par 
M. Regnault. 
Je me propose de communiquer plus tard les résultats des ex- 
périences faites avec cet appareil, expériences dans lesquelles on 
a pu constater clairement l'influence de la quantité de gaz qui 
se condense à la surface des corps et que l'appareil permet de 
déterminer. 
