462 
P. J. KAISER, MARCHE DE LA PENDULE ASTRONOMIQUE 
qui traverse la pièce où sont conservés et vérifiés les instruments 
de la Marine Néerlandaise. Par sa situation au côté nord de P'Ob- 
servatoire et par l'épaisseur de ses murs, cette pièce offre les 
conditions les plus favorables à l'observation de la marche des 
horloges en général, la température ne s’y élevant et ne s’y abais- 
sant qu'avec beaucoup de lenteur et de régularité. — Pour rendre 
l'appréciation de la marche autant que possible indépendante des 
erreurs qu'on commet inévitablement en notant les indications de 
l'horloge, j'ai jugé utile de déduire la marche d'indications qui 
ne fussent pas prises à des intervalles trop rapprochés. On pouvait 
obtenir la marche journalière avec une exactitude suffisante en 
n’employant que les écarts hebdomadaires des indications de l’hor- 
loge. Les déterminations de l’heure qui me sont fournies par 
l'Observatoire, en vue des signaux de temps de la Marine Néer- 
landaise, devaient servir à la comparaison. Chaque mardi et 
vendredi soir on fait au cerele méridien une détermination exacte 
de l'heure, qui est appliquée aux signaux de temps du même 
soir, et à la comparaison hebdomadaire des chronomètres de la 
Marine, laquelle a lieu le samedi matin à 9 heures. C’était donc 
le vendredi soir, peu de temps avant ou immédiatement après la 
détermination astronomique de l'heure, qu’il fallait procéder à la 
confrontation de la pendule avec la pendule principale de l'Obser- 
vatoire pour trouver les écarts avec le plus d’exactitude. Cette 
comparaison a, par suite, eu lieu régulièrement chaque vendredi, 
à 9 heures du soir. — Les températures qui correspondent aux 
indications journalières de la pendule ont été obtenues à l’aide d’un 
thermomètre qu'on consulte tous les jours à 81 heures du matin. 
Les températures moyennes hebdomadaires du local où se trouvait 
la pendule sont connues très exactement en prenant la moyenne 
des huit observations quotidiennes, comme je m'en suis assuré 
par des recherches spéciales entreprises au moyen de l'appareil 
appelé thermo-chronomètre. La hauteur barométrique moyenne de 
chaque semaine m'était donnée par un baromètre de Butti, qui a 
été livré à l'Observatoire par M. Kipp de Delft, et dont les erreurs 
sont déterminées par comparaison avec le baromètre affecté aux 
