LE TELKOARDIOGRAMME. 



247 



réalisation ])ratique, une expérience était nécessaire et M. le Prof. Place 

 proposa cremplo.yer pour cette expérience le subside que la Société Hol- 

 landaise des Sciences destine à une reclierclie de plvysiologie. La pro- 

 position de M. Place fut approuvée et l'expérience eut lieu. 



A première vue la question du raccordement électrique paraît très 

 siniple. En ellet, les courants électriques nous apportent journellement 

 par le télégraphe des informations de tous les coins de la terre. Pour- 

 <|m)i les courants provenant du cœur ne pourraient-ils pas être conduits 

 (le rhôj)ital au laboratoire? En réalité, il n'y a aucune difficulté quant 

 an ])rinci])e; mais dans l'exécutio]!, des détails on se heurte pourtant à 

 un certain nombre de difficultés d'ordre pratique. 



Nous nous sommes servis d'une paire de fils du réseau téléphonique 

 (h; Leyden , installé d'une façon parfaite par MM. Et bbink et van Boiu<:. 

 Les fils de ce réseau s' étendent en partie sous le sol, on partie dans l'air. 

 Tandis que les fils souterrains, fournis par la maison Pelten et Gjuil- 

 HîAUME à Miilheim s. 1. Ehin, ne laissaient rien à désirer, nous avons 

 reconnu que les raccords terminaux, tendus au-dessus dn sol, n'étaient 

 pour nous d'aucun usage. 



Des fils tendus dans l'air ne sont jamais absolument immobiles. Ils 

 sont toujours animés d'un léger mouvement d'oscillation, par lequel 

 ils se rapprochent ou s'écartent irrégulièrement l'un de l'autre. Par là 

 ils enferment dans leur circuit un nombre variable de lignes de force 

 <in champ magnétique terrestre, ce qui donne naissance à îles courants 

 rendaid; le galvanomètre instable. 



Il est assez difficile de placer sous le sol les extrémités des fils con- 

 clucteurs; nous les avons donc fait aboutir en des fils isolés, tordus 

 ensemble de manière à occuper l'un ])ar rapjjort à l'autre une position 

 invariable, et entourés d'un manchon en plomb. Ce câble de plomb, 

 lourd et flexible, ne saurait être tendu; voilà pourquoi nous l'avons 

 suspendu dans l'air à un câble en acier ^). Même quand ce câble est 

 agité ])ar le vent, il n'en résulte aucune modification de l'indication du 

 galvanomètre; nous avons donc vaincu ainsi une des difficultés que 

 nous avons rencontrées au commencement. 



î^ous avons rencontré d'autres difficultés dans une isolation impar- 

 faite et dans une induction réciproque des fils du réseau téléplioui(|ne. 



') Les matériaux nécessaires pour cette installation nous ont été fournis 

 aussi, à notre entière satisfaction, par la maison I'ei.ten kt Guii.r.K.ujME. 



AllCIICVES NKEIÎI.ANDATSIîS, SKllTE II. TOMB XI. t7 



