LE TELECAUDIOGHAMME. 



249 



3000 mégolunsj mais eu temps de pluie elle peut s'abaisser jusqu'à 10 

 Tnégohms et moins encore. 



L'iuduction réciproque;, surtout gênante aux extrémités des fils con- 

 ducteurs, tendus sans enveloppe l'un à côté de l'autre, a été également 

 diminuée notablement par l'emploi des câbles de plomb. 



Mettons maintenant une des extrémités de la corde en contact avec 

 un des fils de communication du laboratoire avec l'h(j])ital, et relions 

 l'autre extrémité de la corde à la terre, ainsi que le représente la figure 

 schématique 11 A. Dans ces conditions le galvanomètre est traversé par 

 des courants vagabonds, produits dans le réseau téléphonique au mo- 



Absc. 1 mm. 



Fig. 12. 

 0,001 sec: oriloii. 1 mm. = 10^ 



amp. 



ment où. une sonnerie électrique est mise en action pour avertir un 

 abonné. Ces courants vagabonds sont causés par l'imperfection des iso- 

 lations et par l'induction réciproc[ue qui subsiste encore; ils sont assez 

 puissants pour lancer entièrement hors du champ l'image de la corde. 

 *Ju peut cependant les affaiblir considérablement eu laissant de côté la 

 communication avec la terre, ainsi qu'on le voit sur le schéma fig. llii, 

 OU- les deux extrémités du galvanomètre sont relices chacune à un des fils 

 de communication du laboratoire avec l'hôjiital. Mais même dans ces 

 conditions on observe encore des vibrations de la corde, aussi longtemps 

 qu'à l'hôpital même le circuit est interrompu, ou fermé par une très 

 grande résistance. Elles ne cessent que quand on y ferme le circuit, soit 

 directement, soit par intercahition d'une résistance relativement faible, 

 comme celle du corps humain (variant de 1000 à 2000 ohms dans nos 

 expériences). Or, ce sont là précisément les circonstances pratiques dans 

 lesquelles nous opérons. 



17* 



