250 



W. KINTIIOVEN. 



Ou voit dans la fig. 13 un pliotogramine obtenu eu reliant avec 

 intention nue des extrémités de la corde du galvanomètre à la terre. Le 

 galvanomètre avait une sensibilité à peu près 5 fois plus petite que 

 celle que nous lui donnons dans le tracé des électrocardiogrammes ordi- 

 naires. Et cependant on constate que Fimage de la corde est lancée 

 complètement hors du champ ])ar l'appel d'un abonné au téléphone. La 

 vitesse du mouvement de la j^laque était de 1 m. par sec. , ce qui fait que 

 1 mm. en abscisse correspond à 0,001 sec, ta-ndis ([ue 1 mm. en ordonnée 

 représente un courant de 10^'' amp. 



La tig. 13, au contraire, représente un pliotogramme obtenu dans 



JMiiam rfMTT ^^ 



Fig. 13. / 



Al)sc. 1 mm. = 0,001 sec; ordon. 1 mm. = 10"* volts. 



les mêmes conditions avantageuses que celles dans lesquelles nous enre- 

 gistrons d'ordinaire les électrocardiogrammes de l'hôpital: sans fd de 

 terre et en reliant les fils à l'hôpital par l'intermédiaire d'une résistance de 

 1500 olims. On voit qu'il n'y a pas la moindre vibration; la corde reste 

 absolument tranquille ")• A un certain endroit du circuit nous avons 

 intercalé subitement une différence de potentiel constante de 3 milU" 

 volts, sous l'influence de laquelle la corde a manifesté un écart de 30 mm. ; 

 1mm. correspond donc à 10"* volts, ce qui est la sensibilité que nous 

 appliquons régulièrement dans Tenregistration des électrocardiogrammes. 

 Pendant le tracé, la plaque photographique se déplaçait avec une 



') Quand on applique la disposition B de la fig. 11, ainsi que cela a eu 

 lieu dans le cas de la fig. 13, les fils étant réliés à l'hôpital par une résis- 

 tance médiocre (1500 olims), l'immobilité de la corde est ordinairement assurée, 

 même quand la pluie ou la neige ont réduit à moins de dix mégohms la résis- 

 tance de l'isolation des fils de raccord. 



