LE TELKCAKDIOGRAMMB. 



251 



vitesse de 1 m. par sec. Un mm. en direction horizontale correspond 

 donc de nouveau à 0,001 sec. Nous constatons sur le tracé que l'écart 

 est achevé pour la plus grande partie au bout de 10 à 12 mm., c'est à 

 dire en 1 à 1,2 centièmes de seconde. Cette durée de l'écart diffère à 

 peine, tout au plus de c|uelques dix-millièmes de seconde, de celle que 

 l on obtient quand on n'emploie pas les fils de l'hôpital; la différence 

 est d'ailleurs si petite qu'elle peut être négligée dans toutes les ex])é- 

 ïienoes suivantes. 11 y a néanmoins lieu de se demander quelle serait la 

 durée qu'exigerait l'écart, si la dis- 

 tance du laboratoire à l'hôpital 

 devenait beaucoup plus grande. 



A mesure (lu'augmente la lon- 

 gueur des fils de communication, 

 leur sclf-iuduction, leur résistance 

 et leur capacité augmentent égale- 

 ment, et ])ar là il est mis un terme 

 a la distance des endroits que l'on 

 peut relier avec succès. La conduite 

 établie entre le laboratoire et l'hôpi- 

 tal a ime longueur d'environ 1,5 

 km. Sa self-induction peut être 

 négligée, tandis que sa résistance 

 est de 106 ohms et sa capacité de 

 0,075,641'. Un calcul apprend qu'on 

 pourrait se servir avec succès de 

 conduites bien plus longues encore, 



et que l'on pourra raccorder avec succès Lejdeu à la Haye ou Harlem; 

 ,|e crois même C|uc l'on pourrait établir une commuuication pratique- 

 ment assez bien utilisable entre Leydeii et Itotterdam ou entre Leyden 

 et Amsterdam. 



Fi?. 14. 



fiendons-nous maintenant à l'hôpital et regardons-y un malade dont 

 en est en train d'enregistrer l'électrocardiogramme. Il est commodément 

 assis sur une chaise et plonge chaque main dans un grand vase, oi^i 

 aboutit un des fils de communication avec le laboratoire (fig. 11); 

 eu bien il tient une maiu dans un des vases, et un pied dans l'autre 

 \hg- 15). Jj'électrocardiogramme, dans ce cas un ^éntsMc félécardio- 

 fffamme, est tracé au laboratoire. De cette manière l'opération est pra- 



