390 



OH. M. A. HAHTMAN. 



On a pris soin de donner partout la même section au tube d'échappe- 

 ment de la vapeur, afin d'éviter une condensation par suite d'une 

 détente adiabatique. 



Un deuxième tube c conduit vers le robinet C^ et sert à relier le 

 réservoir à l'appareil de purification des gaz soumis à l'expérience. Le 

 troisième tube d établit la communication entre le réservoir et l'appa- 

 reil pour la mesure des pressions. 



4, Mesîire de la pression. La détermination de la pression exigeait 

 certaines précautions. En remplissant de mercure le tube de communi- 

 cation avec le manomètre à air comprimé , on peut éviter qu'une difl'é- 

 rence de température entre le manomètre et le bain d'eau entourant le 

 réservoir ne produise une condensation ou une évaporation. Mais il faut 

 alors que le ménisque mercuriel, sur lequel agit la pression de la vapeur, 

 soit placé dans le bain d'eau et rendu visible, afin que l'on puisse 

 observer la différence de hauteur entre ce ménisque et celui du mano- 

 mètre. 



C'est pourquoi le tube d est relié, par l'intermédiaire du robinet C, , 

 à un tube capillaire en laiton e, qui aboutit au sommet du réservoir en 

 verre B; celui-ci communique à son tour, par les capillaires en acier 

 /' et g et le robinet en acier D^ , avec les cylindres de compression des 

 manomètres. Pour augmenter la sensibilité j'ai fait usage de deux mano- 

 mètres, l'un indiquant des pressions de 4 à 20, l'autre des pressions de 

 18 à 90 atmosphères; on voit que leurs indications pouvaient être com- 

 parées dans un petit intervalle. 



Leurs indications avaient été comparées d'ailleurs avec le mano- 

 mètre étalon ouvert, en cascade, installé au laboratoire de physique *). 



Les cylindres de compression des deux manomètres communiquent 

 par en haut avec une pompe de compression; ils sont séparés de 

 cette pompe et du tube h par des robinets , de sorte qu'ils peuvent être 

 mis séparément hors d'usage. Au moyen de la pompe de compression 

 le mercure d'un des cylindres peut être refoulé dans les tubes capillaires 

 h , g <ii f\ fii de là dans D jusqu'à hi hauteur voulue. 



Une correction doit être apportée à la pression indiquée par tes mano- 

 mètres, à cause d'une différence de hauteur du mercure dans B et dans 

 les manomètres. 



') Kamerungh Onnes, Yersl. lion. Akad. Amsterdam, 29oct. 1891; Comm- 

 phyu. lab. Leiden n°. 44. 



