SUUÏACE il DE VAN DËli, WAALS. 



391 



J'ai rendu le volume D assez grand pour que le ménisque mercuriel 

 y restât visible, quand la pression change, sans qu'il fût nécessaire de 

 faire usage de la pompe de compression. 



5. Le bain d'eau. Pour obtenir une température constante, j'ai lancé 

 un courant d'eau à travers le tube dans lequel tout l'appareil était 

 placé. Quand j'employais l'eau de la distribution, la température était 

 réglée par ra])pareil dont s'est servi M. van Eldik '), pour ses mesu- 

 res d'ascensions capillaires. Pans les cas oiî la température de l'eau de 

 la distribution était trop élevée, je l'ai refroidie par de la glace, en éta- 

 blissant une circulation, semblable en principe à celle que M. de Haas -) 

 appliqua dans ses recherches sur la viscosité des liquides. 



Le bain d'eau a été construit de telle manière que l'appareil tout 

 entier y pouvait être introduit par le haut. A cet effet, les quatre 

 robinets i?,, B.^, 6\ et 6', sont montés sur une plaque 11, à laquelle 

 est fixé le couvercle K du bain. Ce couvercle est percé en son 

 milieu d'une ouverture pour laisser passer les tubes e et/'; un rebord tout 

 autour de l'ouverture sert à maintenir le tube de verre L. Aux quatre 

 coins le couvercle est en outre ])eroé de trous plus petits, fermés par 

 des bouchons bien étanches, par où passent les tubes u et c', la seconde 

 branche de / et un thermomètre. La plaque d'appui porte intérieure- 

 ment une seconde plaque en équerre, supportant le réservoir. 



Le bain d'eau lui-même consiste en une boîte rectangulaire M, con- 

 tenant la pUuiue aux robinets, et un cylindre N qui enveloppe le réser- 

 voir. A la face antérieure de la boîte il y a quatre trous qui laissent 

 passer les tiges d'acier des robinets; quand ces derniers sont introduits 

 dans la boîte, les ouvertures sont fermées au moyen de bouchons en 

 liège et les tiges des robinets sont munies d'allonges en cuivre. Le 

 robinet double A est entouré d'un propre manteau qui y est soudé; un 

 anneau en caoutchouc P, haut de 10 cm., et qui peut être déplacé le 

 long du cylindre, achève de rendre le bain étanche. Une des faces laté- 

 rales de la boîte M est en verre, pour permettre de découvrir une fuite 

 éventuelle de gaz, en cherchant l'endroit d'où le gaz s'échappe; cette 

 précaution n'est pas superfiue, quand on considère qu'il y a dans le 



') Van Er.DiK, Dissertation, Leyden 1898; Comm. phy,. lab. Leiden, n°. .39. 

 ") De Haas, Dissertation, Leyden, 1894. 



