suiiFACn \Ij de van der waals. 



405 



ucTOu dans un cylindre d(; compression eu acier, partiellement rempli de 

 mercure, et le tube nianométri(iue est enveloppé d'un manchon eji verre 

 contenant de Feau. Le mélange est comprimé i)nr l'action d'une pompe 

 deDuciiETET, (pii refoule le mercure jusque dans le tube manométiique. 

 Pendant que la température était maiuterrae constante, je laissais le 

 gaz se détendre par degrés, et, pour cliaqne situation du ménisque mer- 

 curiel,.je déterminais le volunu> occupé par le mélange et la pression 

 qu'il exerçait. 



Quand le mélange se séparait en deux pliases, j'obtenais un parfait 

 équilibre entre ces phases au mcyen d'un agitateur électromagnétique 

 (voir chap. lU, p. 888). 



La mesure des volumes. 



Pour examiner les nuilanges, je me suis sisrvi de tleux tubes d'expé- 

 rience. Pour des mélauges qui ue se condensaient pas aux tempé- 

 ratures considérées, j'ai pris un tube mauométrique long de 1 m. 

 environ, composé de deux fragments de même section intérieure à peu 

 près: + 0,0054 cml, et portant chacun une graduation en mm., gravée 

 sur une éteiulue de. 50 cm. Poui' h^s mélanges qui se condensaient j'ai 

 ])ris un tube de même longueur, mais beaucoup plus large, + 0,054 

 cm-, de section intéritiure, pourvu d'une graduation à la partie supé- 

 rieure seul(.!ment, sur une étendue de 50 cm. Ces graduations ont été 

 vérifiées au catliétomètre; elles furent reconnues suffisamment exactes: 

 les écarts n'atteignaient que quehiues 0,01 mm., tandis que je n'effectuais 

 les lectures des positions des ménisqius mercuriels qu'à 0,1 mm. près. 

 Pour effectuer cette lecture à l'oeil nu je nie servais d'une bande de 

 verre étamé pour évit(!r des erreurs de parallaxe; j'estimais les 0,1 mm. 

 Eu égard aux eri'eurs de calibrage, il était inutile; de faire les lectures 

 aviic une plus grande précision. 



Pour calibrer le tube, manométrique étroit, j'y introduisis un lii de 

 mercure de 20 cm. de longueur environ, dont j(; mesurai la longueur 

 eu divers endroits du tube et dont je déterminai ibialement le poids, qui, 

 la température étaut prise en considération, en faisait connaître le 

 volume. Pour effectuer cette opération, le tube était placé horizontale- 

 ment; eu lui donnant une légère inclinaison, ou par succion à l'une des 

 extrémités par l'intermédiaire d'un tube en caoutchouc, il était aisé de 



