406 



J. E. VKRSCIIAI'FELT. 



déplacer le fil de mercure , et même d'amener une de ses extrémités 

 sur une des divisions. Une petite luiiette à réticule permettait de déter- 

 miner la position des extrémités à 0,1 mm. près, soit 0,0005 de la 

 longueur entière du (il. Le degré de précision était donc 0,001. l^es 

 ménisques aux deux extrémités étaient tro]) peu prononcés ])our devoir 

 être pris en considération. 



Ces mesures m'ont servi à déterminer la section du tube à divers 

 niveaux; à cet effet je divisais le voliime du fil mercuriel par sa lon- 

 gueur, et j'ai considéré les sections ainsi obtenues comme se rapportant 

 au milieu du fil; le tube était suffisamment cylindrique pour permettre 

 cette simplification. J'ai fait d'ailleurs une représentation graphique de 

 la variation de la section du tube, afin de pouvoir trouver la section à 

 un niveau quelconque. Enfin j'ai fait un tableau des volumes compris 

 entre les traits de division successifs. 



Je n'ai pas pu opérer de la même façon pour calibrer le piézomètre 

 à grand diamètre intérieur; la colonne mercurielle y présentait une flôclie 

 assez grainie pour rendre incertaines les déterminations, et de plus les 

 ménisques étaient sensiblement déformés pa,r le pesanteur, quand. je 

 donnais au tube une position horizontale. Voilà ])ourquoi j'ai calibré 

 ce piézomètre en le remplissant de mercure, que je laissais s'écouler 

 par petites portions au moyen d'un robinet eTi verre. Les colonnes 

 écoulées furent pesées et leurs longueurs, indépendantes de la forme 

 du ménisque qui était la même à tous les niveaux, mesurées au cathé- 

 tornètre. Pour le reste les volumes compris entre les traits de division 

 successifs furent déterminés de la même façon. 



Le ménisque mercuriel dans le piézomètre étroit était trop petit pour 

 en tenir compte dans la mesure des volumes. Dans le tube large, au 

 contraire, je devais le prendre en coTisidcration. CJomme sa flèche atteig- 

 nait environ 0,04 cm. '), et que la base était en moyenne 0,054 cm^ 

 on trouve que pour en tenir compte on devait faire la lecture à 0,015 

 cm. environ au-dessous du sonnnet du ménisque; pratiquement il suffi- 

 sait d'installer sur le milieu du ménisque même. 



Dans le piézomètre large, destiné aux mélanges liquéfiables, les volu- 

 mes déduits du calibrage devaient être diminués du volume de l'as-ita- 

 teur. J'ai déduit ce volume de Li- forme même de ec corps; il était très 



') D'aocord avec la valeur 5r8', donnée par M. Quincki-: (y^of/f/. .-Iran. , 139) 

 pour l'angle de raccordement du mercure avec le verre. 



