SUIM'iVni') -d^ l)K VAN DUR WAALS. 



1.07 



régulier: il se composait jiotamment d'une portion cylindrique (un mince 

 tube de verre contenant un bout de fil de fer), d'une longueur de 28,5 

 mm. et d'un diamètre de 1,450 mm. en moyenne, terminoie par deux 

 globules de verre dont les diamètres étaient 2,.300 et 2,383 mm. Le 

 volume de l'agitateur était donc de 60,4 mml 



Pour rendre utile, dans mes mesures, la graduation toute entière du 

 piézomètre étroit, j'ai surmonté ce tube d'un petit réservoir, dont le 

 volume (environ 0,02 cml) était choisi de telle sorte qu'aux plus hautes 

 pressions que je me proposais d'obtenir ( + 120 atm.) le mercure atteignît 

 les ])lus hauts traits de division. Pour r(>udre possible la détermination 

 du volume de ce réservoir, j'y ai souillé encore un bout de tube gradué 

 très étroit (section: 0,0022 cml) qui fut finalement scellé à un endroit 

 déterminé. 



En bas les doux piézomètres portaient des réservoirs, d'une capacité de 

 20 cm'', environ pour l'un et 150 pour l'autre. Pour une raison que l'on 

 verra plus loin, j'ai donné à la base de ces réservoirs une forme autant 

 que ijossible régulièrement spliériqne; le tube qui terminait inférieure- 

 ment les piézomètres débouchait dans la portion sphérique du réservoir 

 par une petite ouverture. Pour déterminer le vohune des réservoirs, j'ai 

 souillé un petit robinet en verre au tube inférieui'; puis j'ai rcuipli les 

 réservoirs de mercure, à une température déterminée, jusqu'à une faible 

 hauteur dans les tubes manométriques; après quoi j'ai laissé le mercure 

 s'écouler jusqu'à l'orifice du tube inférieur dans le réservoir, et j'ai ])esé 

 cette (|uantité de mercure. J'ai déduit de là le volume de chaque réser- 

 voir, depuis le zéro de la graduation jusqu'à l'orifice du tube inférieur. 

 Tous les résultats du calibrage furent réduits à une même tempéra- 

 ture (12° C), et réunis en nu tableau. Mais, comme les expériences 

 furent faites à des températures différentes, variant entre 15" et 32°, il 

 fallait tenir compte de la dilatation du verre; j'ai donc ajouté à ce 

 tableau un autre donnant la variation des volumes avec la tem])érature, 

 en prenant comme coefficient de dilatation cubique 0,000024. 



Il fallait tenir compte aussi de l'influence qu'une dilatation des 

 piézomètres, sous l'influence de la pression intérieure, pourrait avoir 

 sur les volumes ainsi déterminés. A cet ellet j'ai fait usage de la formule 

 suivante pour un cylindre très long: 



IL 



V 





P, 



