■1 



408 



,T. E. VERSOHAFFBLT. 



OÙ V représente le volume intérieur^ P la pression intérieure (la pres- 

 sion extérieure étant négligée)^ R^ et .7i*2 l^s rayons interne et externe, 

 (y. le coefficient de compressibilité linéaire du verre = + 17.10^" par 

 atm. Si nous représentons par «, et «, les deux sections interne et 

 externe, cette formule devient 



= 17.10-' F. 



y *2 — *i 



On obtient un degré de précision suffisant eu négligeant «, par rapport 

 à *2 , l't la formule devient ainsi 



r 



= 0,0000045 p , 



ce qui donne, pour les pressions considérées (-50 — 120 atm.), une correc- 

 tion à peine sensible. 



La w.esure, des presdons. 



J'ai comparé la compressibilité des mélanges avec celle de riij- 

 drogène pur. A cet effet, j'ai raccordé l'appareil pour la mesure des 

 volumes à un appareil semblable, contenant de riiydrogcne pur. Ce 

 'm,anomMre à hydrogène consistait en un piézomètre long de 1 m. à 

 peu près, pourvu sur prescpie toute sa longueur d'une échelle gra- 

 vée, divisée en millimètres. La section interne était d'environ 0,0060 cm-*, 

 et le réservoir avait une capacité d'environ 20 cm'l, tout comme pour 

 le premier tube d'épreuve; d'ailleurs le calibrage fut effectué de la même 

 façon. 



Les deux réservoirs en acier (capacité + 300 cm'.) dans lesquels les 

 piézomètres étaient serrés, étaient remplis pour une moitié à peu près 

 de mercure et pour le reste de glycérine, qui transmettait la pression 

 exercée par la pompe. Les deux réservoirs communiquaient inférioure- 

 mcnt par an tube d'acier rempli de mercure, et supérieurement par 

 un tube en enivre avec tubulure en T pour le raccordement avec la 

 pompe. 



Par la conununicatlon inférieure des réservoirs, introduite dans les 



