SURFACE 'Jj DE VAN DER WAALS. 



409 



recherches de M. Hartman (voir pi. IX/fig. 1), on évite une différence 

 de niveau du mercure dans ces deux vases^ différence dont il faud^rait tenir 

 compte dans la mesure des pressions, et qu'il serait pourtant difficile de 

 déterminer avec précision. Il restait ainsi uniquement à tenir compte de 

 la différence de pression hydrostatique, résultant d'une différence de hau- 

 teur du ménisque mercuriel dans les piézomètres, et de la différence de 

 dépression capillaire , résultant de l'inégalité de section de ces tubes. 

 Une expérience faite dans le but de déterminer cette dépression m'apprit 

 qu'elle n'atteignait que 7 mm. environ pour le piézomètre le plus large, 

 une correction négligeable d'ailleurs parce qu'elle est plus petite que 

 l'erreur probable dans la mesure des pressions. Quant aux actions 

 capillaires des gaz, elles sont bien trop faibles pour avoir une influence 

 sensible. 



J'ai déduit les pressions des volumes occupés par la quantité connue 

 d'hydrogène introduite dans le manomètre. J'ai fait usage à cet efl'et 

 des observations de M.. Amagat ') relatives à la compressibilité de ce 

 gaz; entre 0° et 100° et jusqu'à 200 atm. on peut les représenter, avec 

 une assez grande approximation, par la formule 



jo (y — 0,000690) = 0,99931 + 0,00370 t. 



Comme entretemps l'installation pour la mesure des pressions par des 

 manomètres ouverts venait d'être achevée au laboratoire de physique ^), 

 les indications de mon manomètre à hydrogène ont pu être comparées 

 avec celles de ces manomètres ouverts. A cet effet le piézomètre conte- 

 nant le mélange fut remplacé par un petit tube ouvert, serré de la même 

 manière dans le bloc d'acier, et dont l'extrémité libre fut raccordée par 

 un tube capillaire en acier à nn long tube eu cuivre, allant de mon labo- 

 ratoire à la salle où sont installés les manomètres étalons. 



Sous l'action de la pompe de compression le mercure était refoulé 

 jusque dans le tube de raccord en verre; en tenant compte de la difl'é- 

 rence de hauteur du mercure dans ce tube et dans le manomètre à 

 hydrogène, il était donc possible de réduire à ce dernier la pression 

 indiquée par les manomètres ouverts. 



Toutes les indications du manomètre furent réduites à 18° avant 

 d'appliquer la formule précédente au calcul des pressions. Cette réduc- 

 tion à 18° s'effectua au moyen de la formule: 



') Annales de Chim. et de Phys., G" série, t. XXIX. 

 ') Voir Comm. phys. lab. Leiden, n'. 44. 

 ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉllIE II, TOME XI. 



37 



