# 
( 436 ) 
et celle qu’accusent les compteurs TH et III donnera le volume d’acide car- 
bonique produit. | | 
» Les gaz expirés passent par un flacon laveur, contenant très peu d’eau ; 
cette eau joue le rôle d'une soupape hydraulique de fermeture irrépro- 
chable : les gaz s’y refroidissent, puis ils arrivent au compteur Il. Sur le 
trajet on a disposé un flacon plein d'eau communiquant par une tubulure 
inférieure avec un autre flacon vide. Cet apparèn est destiné à amortir les 
changements brusques de pression, tels qu'il s’en nes dans des expi- 
rations fortes. 
Les compteurs (') que nous employons sont des appareils de haute 
précision, fondés sur le principe des compteurs à gaz. Ils permettent de 
mesurer plusieurs mètres cubes avec une erreur maximum de 50%, ainsi 
que nous avons pu nous en assurer dans des expériences préalables, en les 
faisant traverser par un même courant d'air. 
» La principale difficulté était l'absorption de l dda carbonique. Autant 
ce gaz est facile à doser quand il est pur, autant il échappe à l’action des 
réactifs quand il est mélangé à un grand excès de gaz inerte. Nous sommes 
arrivés à une absorption complète, en faisant passer les produits expirés 
dans une large éprouvette, haute de 1,56, pleine de fragments de verre, 
et dans laquelle on fait tomber une pluie de lessive de potasse saturée, dis- 
tribuée au moyen d’un tourniquet hydraulique. Un siphon qui s’'amorce êt 
s'arrête automatiquement permet de maintenir à un niveau constant le 
liquide qui s'amasse dans l’éprouvette. Nous avons pu constater que le gaz 
T s'échappe du dernier compteur ne trouble pas l’eau de baryte. 
> Restait à savoir dans quelle mesure la dissolution de l'acide carbo- 
nique dans l’eau des compteurs pouvait: influencer les résultats. Nous avons 
donc dù soumettre notre méthode à une vérification expérimentale. A cet 
effet, nous avons fait passer dans nos compteurs différents volumes d'acide 
carbonique, mélangés à de grandes quantités d’air. 
» Voici les résultats obtenus : ils ne se pas choisis pass les meil- 
leurs; mais ils repré tent la totalitéd dernière série d'expériences ; 
faites dans les conditions auxquelles n nous nous sommes arrêtés € ys 
3 
(1) Ils ont été construits sur nos indications par | la maison Brunt. 
(2) On sait que l'acide carbonique qu'on dégage du marbre ( contient toujours une 
certaine quantité d’air qui n’est pas négligeable. En outre, si rapide que soit Pajus- 
tage des caoutchoucs, il y z quoi qu’on fasse, perte per een nn volume spe 
ciable de gaz. 
a 
