( 499 ) 
qui est beaucoup plus’ naturelle, en ce sens qu’elle consiste à déterminer 
expérimentalement la loi de variation de la force électromotrice d’induc- 
tion en fonction du temps à l’aide d'appareils à indications rapides, élec- 
tromètre capillaire deM. Lippmann ou galvanomètres à masses mobiles 
aussi réduites que possible et placées dans un champ magnétique intense. 
L'intégration graphique zx la courbe ainsi obtenue, opération qui s'effectue 
aisément aujourd'hui à + près à l’aide d’un planimètre ou d’un inté- 
graphe, fait connaître la valeur du flux d’induction. 
» L'appareil actuellement employé dans les mesures, et dont l’exécution 
a été confiée à M. J. Carpentier, est un galvanomètre différentiel à cadre 
mobile de très petites dimensions. Un autre galvanomètre différentiel à 
aiguille de fer doux, extrêmement légère, placée dans un champ magné- 
tique intense, est actuellement en voie d'exécution chez le même construc-‘ 
teur. > 
» Mode opératoire. — Le système électromagnétique considéré est brus- 
qüement placé sur un électromoteur de force électromotrice E (pile, accu- 
mulateur). Dans ces conditions, l'équation différentielle est 
(3) dF — (E — iR) di. 
» Lorsque la force électromotrice E est constante, la détermination du 
flux revient simplement à celle de la loi de variation du courant excitateur 
en fonction du me dé Dans ce cas, en effet, l'équation précédente inté- 
grée donne | 
» Mais, en pratique, on ne peut jamais être assuré de la constance de E 
pendant tout l'intervalle d’une mesure, et la détermination de č en fonction 
de z ne suffit plus. Jë suis parvenu à tourner la difficulté en rendant diffé- 
rentiel le galvanomètre employé. Un des circuits de ce galvanomètre est 
taré de façon à donner (en volts) le produit de l'intensité ¿ du courant par 
la résistance intérieure r de l’appareil, et la résistance de l’autre circuit est 
réglée de façon que, placé en dérivation aux bornes du système, un 
équilibre rigoureux soit obtenu en régime permanent. Il est clair qu’en 
régime variable, cet équilibré étant rompu, la déviation du galvanomètre 
est à chaque instant proportionnelle à la différence (e — ir), c’est-à-dire à 
la force électromotrice d’induction c, et le flux d’induction total établi dans 
l'appareil est donné en unités C.G.S. par l'équation 
SX CU nl forto h pirin de p TE a 
