( 848 ) 
la lampe modérateur et le bec de gaz. Leur lumière était reçue sur un 
élément thermo-électrique sensible, relié à un galvanomètre précis. Les 
impulsions étaient régulièrement espacées de cinq en cinq minutes ; elles 
étaient produites par un rayonnement de quinze secondes. 
» Lampe modérateur. — J'ai opéré avec deux lampes de M. Deleuil, 
brûlant 428" d’huile épurée à l'heure. Voici les impulsions pour trois heures 
et demie d'expériences (20 décembre 1886) : 
ss. S 134,33 134,33 134,65 135: 135,2; 135,4; 135,3; 139,4; 134,9; 130,1: 134,0! 
134,7; 134,8; 134,9; 134,9; 134,9; 135; 135,1: 135,1; 135,1; 134,4; 134,8; 134,4; 
134,2; 134,4; 134,5; 134; 134; 134,3; 134,3; 134,23 134,5; 134,2; 134; 135,7: 
133,7; 1345 133, 33 NO4 939 1395 <<. 
» Les impulsions de la première demi-heure qui a suivi l'allumage n'ont pas été 
transcrites; les nombres qui suivaient le dernier inscrit décroissaient rapidement. 
» Les nombres précédents sont choisis; ils appartiennent à la meilleure 
des deux lampes et, pour celle-ci, à un des meilleurs groupes de mesures; 
ils indiquent dans quelles limites une lampe modérateur est susceptible de 
fournir un rayonnement constant. 
» Lampe à gaz à débit réglé. — J'emploie un bec Vioche. Pour un débit 
de 190!* à l'heure, il donne une flamme ayant, en centimètres, environ 6 
de hauteur et 2, à de diamètre. Je n'utilise qu’une partie de cette flamme, 
limitée par une ouverture rectangulaire de 12%" de hauteur et de 18™™ de 
largeur, dont le centre est à 28" de la base. 
» J'ai d'abord réglé la pression avec un manomètre différentiel de 
M. Kretz. M. Dervin m'en avait obligeamment construit plusieurs modèles 
de dimerrsions différentes. Celui que j'ai employé de préférence avait une 
sensibilité égale à quarante fois celle d’un manomètre à eau. L'emploi de 
cet instrument m'a permis de constater que les variations du gaz, même 
aux heures troublées de l'allumage, n'étaient pas un obstacleau réglage du 
débit. Toutefois, quand j'ai voulu atteindre une constance supérieure à 555 
pour deux mesures consécutives, des incertitudes se sont manifestées et j'ai 
reconnu, par l'emploi simultané de dèux manomètres différentiels, l'irré- 
gularité des indications du manomètre à deux liquides, dans un court inter- 
valle de temps. 
» J'ai essayé alors le tambour manométrique de M. Marey, en rempla- 
çant la plume par un miroir; la sensibilité est suffisante, mais je n'ai pas 
obtenu jusqu'ici la régularité nécessaire. > 
.». Actuellement, j'emploiet ranomètre mét llique. Le gaz pénètre dans 
