( 870 ) 
leur de combsk di dés gaz ('). Il parait ütile de fairé connaitre les amé- 
liorations introduites depüis lors dans le fonctionnement de cet appareil, 
dont il existe aujourd’hui trois exemplaires, mis en œuvre dans trois labo- 
ratoires indépendants et par des opérateurs distincts, travaillant sous la 
direction de M. Berthelot, savoir : le laboratoire du Dépôt central des 
Poudres et Salpêtres, où l'appareil a été inventé d’abord, avec le concours 
deM. Vieilé; lé laboratoire privé de M. Lougüininé, et le laboratoire du 
Collège de France, avec le concours de M. Recoura. Les résultats obtenus 
séparément sur une même substance, dans ces trois laboratoires, par des 
opérateurs différents, concordent, comme on le dira tout à l'heure, à un 
demi-centième. 
» Nous allons présenter aujourd’hui quelques renseignements nouveaux, 
sur certains points délicats, tels que rla détermination de la valeur en eau 
de la bombe; l'étude des effets calorifiques de la compression de l'oxy- 
gène dans la bombe; enfin la présence de tracés de gaz ou vapeurs com- 
bustibles dans l'oxygène. 
» 2. Valeur en eau de la bombe. — La bombe se compose de plusieurs 
pièces, formées par l'assemblage de trois métaux : platine (intérieur); 
acier; laiton (tête de la vis-robinet). On peut en évaluer la valeur en eau, 
soit d’après le poids et la chaleur spécifique de ces divers métaux, soit d'après 
des mesures directes: Ces dernières mesures ont.été exécutées par trois 
procédés : 
» 1° En brülant dans là bombe, au sein du calorimètie, deux poids dif- 
férents de la même matière, dont l’un double ou triple de l’autre. Les ré- 
sultâts thérmométriqués mesurés fournissent une hs renfermant 
commé inconnue la valeur en eau de l'appareil. 
» 2° En introduisant dans le calorimètre rempli d’eau, et contenant la 
bombe, une quantité de chaleur exactement connue, par exemple en y ver- 
sant ün poids d’eau déterminé, possédant une température connue; 
» 3° Ou bien ün poids contu d'acide sulfurique concentré. 
» Une expérience antérieure, faite avec un autre échantillon du même 
acide, vers dans le calorimètre contenant de l’eau seulement, le rapport 
de l'acide à l’eau étant identique, permet d’évaluér avét une précision ex- 
trème la quantité de chaleur ainsi introduite ; cette évaluation est d’ailléurs 
indépendante dé la connaissance exacte du titré de l'acide. L’acide peut 
être versé dans l’eau qui environne la bomibé, dü bien introduit dans de 
ee 
(1) Mème Recueil, 5è série, t: XXII, p. 160: 1881. 
