( 377) 
l'eau placée à à l'avance à l’intérieur de la bombe; procédé préférable en 
principe, mais moins exact en pratique, à cause de la lenteur avec laquelle 
s'opère la communication de la chaleur entre les deux masses d’eau, sépa- 
rées par une paroi métallique, 
» Dans tous les cas, la quantité connue : de chaleur que l’on a initouite 
se trouvant répartie à la fin entre le calorimètre et la bombe, il est facile de 
calculer la valeur en eau de celle-ci. Ces divers procédés donnent, en dé- 
finitive, des résultats concordants. Nous nous bornerons à citer les chiffres 
suivants : 
Valeur en eau de la bombe, déterminée par le procédé 2°; moyenne.. 3/38",9 
Valeur en eau de la bombe, déterminée d’après la chaleur spécifique n 
et le poids des métaux qui la constituent. ..................... 3448",7 
7 
» La différence 0,8 est insignifiante, la masse totale réduite én eau qui 
intervient dans les expériences atteignant 20008" environ. 
» 3. Effets calorifiques de la compression de l'oxygène dans la bombe. 
Cette compression s'effectue à l'aide d’une pompe construite par M. Oshig: 
Le gaz est transmis par des fils de cuivre creux, conformément aux usages 
suivis autrefois par Regnault. Avant la compression, on suit la marche du 
thermomètre : 
min o 
nie R URIE 3,92 
De raiar 891 y Refroidissement normal, 0°,002 par minute. 
koo -aaa 0800 
D 3,89 
» On comprime l'oxygène à 24%%, ce qui dure de la 15° à la A minute, 
et l'on suit le thermomètre, qui a monté : 
min a | 
EPS: 4,00 
215. 20TS ,00 
BoE EL 3,995 
3 s. os st , 5 | He d i ; 
i ivi 87985 Refroidissement normal, o°, 002 par minute. 
A E Ea is 
D. 
Pre res haie: oi. r - i i ; et $ 
Ha Nous avons mesuré spécialement celle de l'acier, sur un eylindre d’un miij 
identique à celui de la bombe. Soit, entre 8° et 12°, 
# 
C—0,1097 (p= 12648). 
