( 898 ) | 
lier, la chaleur absorbée par la détente de la vapeur forme souvent une 
partie considérable de la chaleur totale observée. 
» La méthode que j'ai appliquée au chlorure de méthyle, à l'acide sul- 
fureux et au cyanogène, et dont je compte poursuivre l'application à d'au- 
tres substances l'hiver prochain, repose sur l'emploi du calorimètre à glace 
de Bunsen, et permet de déterminer, avec une précision relativement 
assez grande, les chaleurs latentes d’ébullition à o°, sous la tension maxi- 
mum correspondant à la fusion de la neige; le mode expérimental employé 
permet d'éviter l'effet de la détente et par conséquent toute correction 
provenant de ce phénomène. 
» La partie essentielle de l'appareil se compose d’un réservoir cylin- 
drique en verre fermé parle bas et contenant le liquide à évaporer : ce 
récipient est surmonté d’un tube capillaire en serpentin, d'un très grand 
développement sous une faible hauteur, soudé à un tube à dégagement 
ordinaire, dont l'extrémité ouverte est solidement mastiquée dans un 
robinet à pointe en acier, présentant une tubulure latérale. 
» Le récipient, étant aux deux tiers plein du liquide en expérience, est 
pesé et plongé dans le calorimètre Bunsen où il est entouré, ainsi que le 
serpentin, de mercure. L'expérience est conduite comme une expérience 
calorimétrique ordinaire, le robinet à pointe est ouvert au ‘moment con- 
venable et la vapeur s’échappe de l’appareil; un tube à dégagement la 
conduit dans de l’huile d’où on la voit s'échapper bulle à bulle ; elle a dû 
traverser le serpentin, dont le développement en longueur n’est pas 
moindre que 0", 30 : elle a donc pris la température de o°; elle se détend à 
l'ouverture du tube d’acier qui est séparé du calorimètre par un tube de 
verre d'environ 0%, 15 de longueur; quant à la diminution de pression dans 
l’intérieur de l'appareil, si elle est indispensable pour que la vapeur puiss® 
prendre naissance, elle est aussi faible qu’on le désire, puisqu'on peut 
ralentir autant qu’on le veut la vitesse du dégagement gazeux. 
» Le robinet étant refermé, on attend, pour retirer l'appareil à évapora” 
tion, que la marche du mercure dans le tube calibré, maintenu à 0, soit 
devenue de nouveau régulière et que l’on ait procédé aux lectures néces- 
saires pour la correction du déplacement de la colonne de mercure: 
» La variation de poids p de l'appareil à évaporation ne mesure pa 
poids 5 du liquide transformé en vapeur, mais bien le poids de vapeur sorti 
de l'instrument; il est facile d’ailleurs de calculer la relation qui existe 
entre ces deux nombres : la différence des pesées, avant et après l'ex 
s le 
