( 900 ) | 
» 2° Que, dans le cas où la vitesse d’évaporation est comprise entre les 
limites indiquées, la température de l'appareil à évaporation ne s'abaisse 
pas au-dessous de — 0°,3. » 
ÉLECTRICITÉ. — Sur la détermination du coefficient de self-induction ('). 
Note de MM. P. Lenesoer et G. Maneuvrier, présentée par M. Lipp- 
mann. 
« Pour mesurer le coefficient de self-induction d’une bobine sans fer et 
n'ayant que très peu de tours de fil, nous nous servons de la méthode sui- 
vante. 
» La bobine de résistance R, dont on cherche le coefficient de self- 
induction L, est établie en équilibre électrique dans un pont de Wheatstone 
employé sous la forme de pont à fil divisé. Le curseur étant amené au mi- 
lieu du fil divisé, on produit l’équilibre à l’aide d’un fil de maillechort for- 
mant la quatrième branche du pont. Un interrupteur tournant, intercalé 
dans le circuit de la pile et dans celui du galvanomètre, fait passer à chaque 
tour l’extra-courant de rupture dans le galvanomètre. On obtient ainsi une 
. déviation permanente. Nous éliminons ensuite la constante du galvanomètre 
et l'intensité du courant, qui passe dans la bobine, en faisant une seconde 
expérience. On arrête l'interrupteur et l’on déplace la manette d’une 
petite quantité « : cela détruit l'équilibre du pont et provoque dans le galva- 
nomètre le passage d’un faible courant, qui produit une déviation «. On 
trouve alors le coefficient de self-induction L, en portant ces valeurs de à 
et « dans la formule 
l étant la longueur du fil divisé qui correspond à la résistance R et » le 
nombre de tours par seconde de l'interrupteur tournant. 
» Nous avons d’ailleurs vérifié l'exactitude de cette méthode en compa- 
rant les résultats qu’elle donnait, pour le coefficient de self-induction de 
deux bobines différentes quelconques, avec les résultats fournis par la me- 
RS O i aS 
(') Ce travail a été effectué au Laboratoire des recherches (Physique), à la Sor- 
nne. | 
