( 1059 ) 
CHALEUR RAYONNANTE.— Nouveau mode d’emploi du thermomultinlicateur. 
Note de M. Epovard Branzy. 
« Dans l’emploi du thermomultiplicateur de Melloni, on laisse tomber 
le rayonnement de la source sur la pile, jusqu’à ce que l'aiguille du galva- 
nomètre commence à revenir vers sa position d'équilibre, et l’on admet, 
en le vérifiant d’une facon approchée, que, jusqu’à 20° environ, les pre- 
mières impulsions sont proportionnelles aux quantités de chaleur corres- 
pondantes reçues par la pile dans l’unité de temps. La lecture des angles 
d'écart se fait en plaçant l'œil au-dessus de la cage de verre qui protège le 
multiplicateur et-en notant le déplacement, sur un cercle divisé, de Vai- 
guille supérieure du système astatique. Cette méthode manque d’exacti- 
tude, mais elle n’a pas cessé d’être suivie, même dans les recherches les 
plus récentes. 
» Cette Communication a pour objet d'appliquer aux lectures d'angles 
la méthode d'amplification par la réflexion, de choisir un galvanomètre 
dont la régularité soit satisfaisante et d'exposer un nouveau mode d’obser- 
vation par les impulsions. À 4 
» Les galvanomètres dont j'ai suivi la marche sont munis d’un miroir 
plan et coiffés d’un cylindre ouvert au niveau du miroir; on les enferme 
dans une boîte bien close, éclairée par le haut et posée sur une planchette 
scellée dans le mur d’une fenêtre. La mesure des angles se fait avec une 
lunette qui porte, à la hauteur de son objectif, une règle circulairé de 0", 50 
de rayon et divisée en millimètres: le centre de la circonférence de la 
règle est sur le fil de cocon qui soutient le système astatique ; le tube ocu- 
laire sort seul de la cage. Ce dispositif met à l'abri des déplacements acci- 
dentels du système astatique et permet des lectures précises. Un déplace- 
ment de mm correspond à une déviation de 3/26”; on apprécie le dixième 
dé millimètre, c’est-à-dire 20” environ. 
» Parmi les appareils que j'ai comparés, je citerai seulement ici : 1° un 
galvanomètre formé d’un cadre plat en ivoire, sans fente médiane, et d’un 
Système astatique à aiguilles longues et légères (système astatique de 
Nobili); 2° un galvanomètre composé de deux cadres en cuivre et de deux 
aimants en forme de cloche noyés dans la masse de cuivre des cadres 
(aimants de Siemens). Ces deux appareils, établis sur mes indications par 
M. Gendron, représentent les deux types extrêmes des instruments dont 
C. R., 1887, 1* Semestre. (T. CIV, N° 15.) 136 
