( 1060 ) 
j'ai examiné le fonctionnement. Leur résistance est d'environ un ohm. 
Pour un dix-millionième d’ampère, la sensibilité du galvanomètre Nobili 
est de 6"® (à 1"), celle du galvanomètre Siemens de 2°", 
» Avant toute expérience de rayonnement, les appareils sont contrôlés 
avec des courants constants dus à un élément Daniell relié à des résistances 
comprises éntre 50000 et 350000 ohms, ou à un élément thermo-électrique 
dont les soudurés sont maintenues à des températures rigoureusement 
fixes. Pour un même courant, ils donnent des impulsions invariables, et 
indépendantes de la position du système astatique, pour un petit change- 
ment sur la règle. Mais il faut attendre plus de cinq minutes avant que 
l'aiguille du galvanomètre Nobili soit bien revenue au repos, et il y a sou- 
vent, sur le point de départ, une incertitude de + millimètre. Le point 
d'arrivée s’apprécie bien. Pour le galvanomètre Siemens, l'incertitude est 
inférieure à un dixième de millimètre, au départ comme à l'arrivée. 
Avec les courants d’une pile thermo-électrique exposée au rayonnement 
d’une lampe, l'impulsion du galvanomètre de Nobili dure environ trente- 
cinq sécondes et les impulsions ne sont pas proportionnelles aux quantités 
de chaleur : d’un côté de l'équilibre, elles sont trop fortes, et cela corres- 
pond à un accroissement de la durée de l'impulsion avec la grandeur de 
langle; de l’autre côté, elles sont trop petites, en même temps que l'im- 
pulsion présente une durée. moindre. La différence augmente avec la 
déviation (*). Dans les galvanomètres à cadre métallique, l'amortissement 
ne permet pas, en général, d'observer d'impulsion pour les courants crois- 
sants de la pile thermo-électrique. | 
» Afin de mettre à profit la fixité du point de départ dans les galvano- 
mètres à amortissement, j'ai adopté une nouvelle manière d'opérer. 
». La chute d’un écran en aluminium laisse passer le rayonnement de la 
source, la chute d’un second écran l’intercepte après quinze secondes; 
cet intervalle du jeu des écrans est réglé par une horloge à l’aide d’électro- 
aimants sensibles, Aux deux mouvements, la durée des contacts électriques 
n'excède pas + de seconde, et le temps qui sépare la chute des deux écrans 
est constant à +, ou -jy de seconde près. Ces deux points essentiels ont 
été établis d’après des inscriptions sur un enregistreur de Foucault. 
hal © 
(1) Chaque galvanomètre demande une étude spéciale et présente des irrégularités 
qui lui sont propres. Toutefois, je mai jamais trouvé que la proportionnalité se vérifiät 
exactement, même au-dessous des limites admises; il n’y avait doute que pour des 
systèmes astatiques dont l'extrême mobilité est un obstacle aux mesures exactes. 
