( 1061 ) 
» Dans ces conditions, les galvanomètres à amortissement offrent une 
impulsion nette ; en outre, comme la chaleur ne frappe la pile que pendant 
quinze secondes, le refroidissement est rapide. Avec le galvanomètre 
Nobili, arc d'impulsion dù à un rayonnement de quinze secondes est 
égal aux deux tiers de l’impulsion ordinaire, qui durait en moyenne trente- 
cinq secondes. La proportionnalité entre les quantités de chaleur et les 
nouvelles impulsions est plus approchée que dans le cas des anciennes 
impulsions ; elles sont, toutefois, encore plus fortes d’un côté et plus 
faibles de l’autre. Le galvanomètre Siemens se comporte de la même façon. 
Ainsi, pour ce dernier, du côté des déviations trop petites, la quantité de 
chaleur correspondant à 6o™™ sur la règle est 60,6. La différence 
croît avec l'impulsion ('). 
» En résumé, en laissant tomber le rayonnement sur la pile pen- 
dant quinze secondes et en lisant l'impulsion par réflexion sur une règle 
de o™, 50o, avec un galvanomètre dont l'amortissement est bien réglé, on 
obtient une précision qui est en rapport avec la constance des sources les 
plus fixes. C’est en opérant ainsi que j'ai obtenu les nombres cités dans 
ma Note du 21 mars dernier (Comptes rendus, t. CIV, p. 847). L’intervalle 
des observations successives était alors de 5 minutes, mais il peut être 
réduit à 3. S'il s’agit de comparer des rayonnements très voisins, la 
méthode pfécédènts doit être regardée comme extrêmement exacte; pour 
des rayonnements différents entre eux, une graduation du galvanomètre 
est nécessaire. Notons que ce n'est pas avec une lampe Carcel ni avec une 
lampe modérateur qu'une Table de graduation peut être effectuée avec 
certitude ; car, en général, les irrégularités de ces lampes sont de l’ordre 
de grandeur des écarts à déterminer pour les petites déviations ; l'emploi 
d'un bec de gaz à pression réglée permet seul de fixer sûrement les 
différences. » 
CHIMIE MINÉRALE. — Étude sur les vanadates alcalins. 
Note de M. A. Drrre. 
w I. Vanapares DE soupe. — 1° VOSNaO. — Le vanadate neutre de 
soude prend naissance quand on met des He nme ur de soude et 
(') Un galvanomètre Nobili à cadre d'argent très aplati, sans fente médiane, est 
celui de mes appareils qui s’est approché le plus de la proportio MES EP 
