( 1145 ) 
surface des grains dépend évidemment de cette surtace et non du poids du 
calcaire. Or les procédés actuels d'analyse donnent le carbonate de chaux 
en bloc, souvent même le dosage porte sur la chaux totale contenue dans 
le sol. Il ne peut donc en ressortir aucune donnée satisfaisante sur la pro- 
portion de calcaire réellement utile. Je pense qu’un moyen d'arriver à une 
meilleure évaluation est de faire l'attaque du calcaire à froid, par un acide 
peu énergique, et de limiter la durée de l’action, de manière à dissoudre le 
calcaire très disséminé et seulement la surface des grains plus gros. Dans 
ces conditions, il serait au moins très difficile de doser l’acide carbonique 
autrement que par sa tension. 
» Pour montrer clairement comment je produis et je mesure cetle ten- 
sion, il me faut entrer dans quelques explications de principe. 
» Lorsqu'un vase fermé est rempli partiellement d’eau chargée d’acide 
carbonique, on sait que ce gaz se diffuse lentement dans l’air qui occupe 
le surplus de la capacité du vase. On sait aussi que l’agitation accélère 
beaucoup la diffusion ; mais sans que rien, je crois, ait été précisé sur la 
rapidité que peut atteindre le phénomène dans des conditions d’agitation 
faciles à réaliser. Or, j'ai reconnu depuis déjà bien des années qu'après une 
minute d’agitation l’équilibre de répartition de l’acide carbonique entre 
l'air et l’eau est atteint pratiquement pourvu que l’eau n'occupe qu'une 
partie assez faible du vase, de telle sorte que les secousses puissent la bien 
diviser et la mélanger avec l'air. 
» Ce fait n’est pas spécial à l'acide carbonique : il existe aussi pour les 
autres gaz et il peut être utilisé pour préparer beaucoup plus aisément, et 
mieux qu'on ne le fait d'ordinaire, les dissolutions de gaz et pour étudier 
un grand nombre de réactions qui s’y rattachent. 
» C'est ce fait qui, avec l'attaque restreinte du calcaire, forme la base de 
mon procédé et rend pratique l'appareil que je propose après l'avoir essayé 
dans un très grand nombre d'opérations. 
» À, flacon d'environ 600%, aa’ tube manométrique en verre. Sur 
son extrémité inférieure est liée une petite poche p, en caoutchouc très 
flexible. Pour assujettir ce tube, on le fait passer dans une rainure du bou- 
chon b collé au flacon. Enfin c est une baguette de verre qui traverse le 
bouchon du col du flacon. 
» Si l'appareil est neuf, il faut commencer par le tarer. La poche p étant 
pleine d’eau, de telle sorte que le niveau vienne un peu au-dessus du 
Coude du tube, on met dans le flacon une quantité d’eau pure qui devra 
être toujours la même dans les opérations sur les terres; on peut adopter 
