( 1146 }) 
environ le quart du volume du flacon. On y ajoute o8", 200 de carbonate 
_ de chaux pur, précipité. Le flacon étant refermé, on agite pour égaliser 
la température et la tension de la vapeur d’eau. On prépare une dose 
d’acide tartrique finement pulvérisé, qui pèse au moins le triple du carbo- 
nate. On enlève d'abord l'obturateur c, puis son bouchon, on verse l'acide 
et on replace le bouchon en l’enfonçant solidement, puis on remet l’obtu- 
rateur et on note le niveau de l’eau dans le tube manométrique. 
€ s 
» On agite à plusieurs reprises, pendant quelques secondes chaque fois. 
Le carbonate disparaît et il suffit alors d’agiter pendant une minute pour 
obtenir le maximum de la pression. Cette augmentation de pression, rap- 
portée au poids du carbonate, donne la tare de l'appareil. 
» Les essais sur les terres se font comme le tarage : la terre est introduite 
comme ľa été le carbonate de chaux et il faut agiter jusqu’à ce qu’elle 
soit bien délayée avant de mettre l’acide. Après l'introduction de l'acide, 
J agite pendant quinze secondes et je recommence trois autres fois, en pro- 
longeant la dernière reprise pendant une minute. Le tout dure un quart 
d'heure. 
» Si, dans les essais, la température, la pression atmosphérique, le vo- 
lume de la terre diffèrent des conditions similaires du tarage, on y pour- 
voit par les corrections très simples indiquées plus loin, ou mieux par un 
nouveau tarage lorsque les différences sont très grandes. 
» L'appareil n’est pas destiné à des travaux scientifiques de précision. 
Sa nature ne le comporte pas. Le but visé est d'obtenir une approxima- 
tion suffisante avec la plus grande simplicité possible dans l'instrument et 
dans son emploi. Cependant l'indication est très nette si la terre ne con- 
tient pas de calcaire; car on s’en aperçoit dès la première agitation, avant 
